Lieber einige trigonomct. und barometrische Hölieuraessungen in den nordöstl. Alpen. 43 
falls notirt wurden, die auch dann nicht fehlen, wenn mein Standpunct scharf 
inarkirt war, indem ich sie zur Orientirung der anvisirten Puncte benützte. 
Ein zweiter Uebelstaud war dort vorhanden, wo ich ein und dieselbe ge- 
messene Bergkuppe von verschiedenen Standpuncten anvisirte, um sie als Con- 
trole meiner eigenen Messungen benützen zu können, und wo jene Kuppe nicht 
durch eine Pyramide markirt war. Jedermann, der in hohen Gebirgen, beson- 
ders in den Kalkalpen, gereist ist, weiss, dass Bergkuppen, ja oft ganze Ge- 
birgszüge, aus verschiedener Entfernung oder von verschiedenen Seiten be- 
trachtet, oft ein ganz verändertes Aussehen erhalten, und kaum mehr wieder 
zu erkennen sind, was insbesondere noch dadurch erschwert wird, dass ein und 
dieselbe Spitze in verschiedenen Thälern verschiedene Namen führt. Allein 
dieser Irrthum würde bei weitem leichter zu vermeiden sein, wenn man sich 
die anvisirte Kuppe, sowie sie im Fadenkreuz des Fernrohres durchschnitten 
erscheint, in ihrem charakteristischen Detail bemerken, und soviel als möglich 
vermeiden würde, langgestreckte Bergrücken mit ihren höchsten Puncten im 
Querschnitt oder Profil, wo der ganze Rücken in einen Kegel zusammengedrängt 
erscheint, anzuvisiren, sondern die Visuren möglichst rechtwinklig auf die Län- 
genausdehnung zu machen. Durch Beobachtung’ dieser beiden Vorsichten war 
es mir möglich, die gewünschten Puncte leicht und sicher wieder aufzulinden. 
Endlich kam noch einigemal vor, dass der Höhenwinkel eines wichtigen 
Punctes, trotz der gewählten möglichst grössten Distanz, immer noch für das 
von mir gebrauchte Instrument, mit welchem, die ganze Schraube benützend, 
noch Winkel bis etwa 8 ° 15' gemessen werden konnten, zu gross war. In die- 
sen Fällen theilte ich den Winkel durch irgend einen durch das Fernrohr noch 
scharf bemerkbaren Gegenstand in zwei oder drei Theile, und mass jeden für 
sich. Es macht hiebei allerdings dem Anfänger der Umstand einige Schwie- 
rigkeit, dass er beim Zurückschrauben den Begränzungs-Gegenstand leicht 
verliert; und es dürfte daher nicht überflüssig scheinen, das Verfahren anzu- 
geben, dessen ich mich hiebei bediente und welches ich als praktisch anem- 
pfehlen würde: Sei der Standpunct des Instrumentes in C, es solle der 
Winkel ACH , wo //im Horizont von C liegt, 
gemessen werden und derselbe übersteigt weit 
8°. Mau bringe zuerst das Objectiv des Fern- 
rohres auf eine der beiden Stellschrauben $, 
welches tief hinabzuschrauben ist und drehe 
mittelst der Elevationschraube G das Fernrohr auf die tiefsten Scalentheile. 
Nun lüfte man die Schraube am Conus, und drehe das Instrument so, dass die 
Visurebcne nahezu in die verticale Winkelebene ACH fällt. Sodann wird mit 
Hilfe der noch lockeren Stativfüsse die Libelle nahe zum Einspielen gebracht, 
die Füsse und der Conus festgeschraubt, durch die Schraube G das Fernrohr 
auf die höchsten Scalentheile gehoben, und endlich mittelst der Schraube S 
die Visur noch so lange hinaufgeschraubt, bis der Punct A vom Horizontal- 
faden des Fadenkreuzes tangirt erscheint. Man bringe nun auch durch feine 
6 * 
