196 
Dr. 0. J. Broch. 
holde sin Belysning ovenfra gjennem store (2 Meter i Kva 
dpt) i Loftet anbragte dobbelte Speilglasruder. Salene kom- 
municere knn med Korridoren ved en mod denne anbragt 
Dør, og ere forøvrigt isolerede ved dobbelte Mure, hvis Mel- 
lemrum er fyldt med Jernspån. Såvel mod Væggene som 
mod Taget er i Salene anbragt en dobbelt Zinkklædning, den 
inderste plan, den yderste bølgeformet i en .kort Afstand fra 
Muren og fra hinanden indbyrdes. Loftet er ved tyndere 
Mure afdelt i tilsvarende Kum. Igjennem store firkantede, 
af Bord dannede Kum falder Lyset gjennem i Taget an- 
bragte dobbelte Speilglasrdder lodret ned på de ovennævnte 
Speilglasruder i Salenes Tag. Et almindelig diffust Dagslys 
erholdes derved i Observationssalene, uden at Sollyset di- 
rekte eller skarpt reflekteret kan trænge ind i disse. 
Observationssalene kunne af kjøles og ophedes ved særlige 
fra Maskinhuset anbragte Ledninger, såvel ved Luft som ved 
Vand. Luften kan dels ledes ind i Salene, hvilke samtidig her- 
ved ventileres, dels ledes mellem Zinkvæggene samt endelig mel- 
lem disse og Murene. Våndet kan ledes ind i øverst ved Tågene 
mellem de dobbelte Zinkvægge anbragte Kør og løber gjennem i 
disse anbragte Åbninger nedad den mod Salen vendende bøl- 
geformede Zinkvæg. Af kjølingen foregår med Saltvand, som 
ved et Fryseapparat er afkjølet til hetydelig under Nul Gra- 
der. Den hele Anordning af dette Opvarmnings- og Afkjø- 
lingsstem er udført af Pietet. & Co., og Fryseapparatet, der 
tillige tjener til at producere den for Afkjøling af Luften og til 
dethermiskelagttagelser nødvendige Is, er indrettet efter det be- 
kj endte af Pietet patenterede System ved Fordampning og 
etterfølgende Kondensation af Svovelsyrling. 
Dette System for Opvarmning og Akfkjøling af Salene 
til en med Nøiagtighed vedligeholdt bestemt Temperatur må 
ansees som vellykket. Efter at nogle mindre Forbedringer 
vare tilføiede efter Forslag af Dr. Pernet, den ved Bureauet 
ansatte Videnskabsmand, der før min Ankomst, og senere i 
mit Fravær fungerer som Direktør, sigtende til en bekvem- 
mere og nøiagtigere Regulering, virker dette System nu på 
en særdeles tilfredsstillende Måde. Temperaturen i de Sale, 
hvor det har været anvendt, har i hele Uger, Dag og Nat, 
kunnet være holdt tilstrækkelig konstant ved forskjellige Tem- 
peraturer mellem 1 Grad under Nul til 35 à 40 Grader over 
