200 
Dr. O. J. Broch. 
denfor Stregens Kanter, hvilket, ved mindre god Belysning 
medfører Vanskeligheder, vil en Forandring med Anbringelse 
af/ flere Filamenter i forskjellig Afstand blive forsøgt. 
Præcisionsopvarmningens Nøiagtighed er ved Sammenlig- 
ninger af Metre af forskjellige Metaller, altså med forskjel- 
lige Udvidelseskoefficienter, af den største Betydning, Ligeså 
Nøiagtigheden af de anvendte Thermomètre. Disses Under- 
søgelse blev företagen med den største Omhyggelighed, og 
Korrektionerne for deres Inddeling, Kalibering og Forandring 
med Lufttrykket, Fundamentalafstand m. v. undersøgt og be- 
stemt indtil få Tusindedels Grads Nøiagtighed. Før og ef- 
ter enhver Undersøgelsesrække hlev Nulpunktets Beliggenhed 
på det nøieste undersøgt. Iagttagelserne af de anvendte 
Kviksølvthermometre kan ansees sikker indtil på et Par 
Hundredelsgrader nær; disses Sammenligning med Luftther- 
mometeret står dog endnu tilbage at udføre, og vil herved en, 
dog rimeligvis ikke betydelig, Korrektion endnu blive at 
tilføie. 
Endvidere må fremhæves en Vægt, bestemt til Sammen- 
ligning af Kilogrammer i Luften, af Rueprecht med Apparat 
for Kilogrammernes automatiske Ombytning af Herrmann 
Schorss efter Arlbergers System, fra Wien. Denne Yaegt ma- 
nøvreres og iagttages ved Reflektionsspeil i en Afstand af 4 
Metre. For at kunne anvende denne Vægt og dens Ombyt- 
ningsapparat også ved Lodders Etalonering, hvor det er 
nødvendigt at anbringe flere Lodder samtidig på Vægtskå- 
lerne, blev Vægtskålerne forsynede med to cirk eirunde Skiver 
af Platina-Iridium, af omtrent 1 Millimeters Tykkelse ved 
Omkredsen, den underste Grundflade plan, den øvre noget 
konkav, så at Tykkelsen i Midten kun udgjorde 3 A Millime- 
ter. Disse Skiver, der oprindelig bleve anskaffede væsentlig 
for at give ovennævnte Adgang til Etalonnering samt for at 
sikre Overførelsen af Kvartskilogr ammer der ofte have en 
ubekvem Form, ere senere benyttede ved alle Vægtsammenlig- 
ninger. De afgive nemlig ved disse en værdifuld Kontrol for 
Yeiningens Nøiagtighed, og bevare de sammenlignede Kilogram- 
mer mod ethvert Slid eller Rids under den automatiske Om- 
bytning af Lodderne. Skivernes underste Flade viser efter 
længere Brug svage Rids, fremkaldte ved det mekaniske 
Ombytningsapparat. For Skivernes Vedkommende, har dette 
