Den internationale Komites Møde 1879. 203 
Det første er indrettet til absolute Bestemmelser af hele 
Metres Udvidelseskoefficient. Dette Apparat er nu opstillet 
og forsynet med de fornødne Hjælpeapparater, hvoriblandt 
Regulatorer for at underholde en konstant Temperatur i de 
Trouge, hvori de til Sammenligning bestemte Metre anbrin- 
ges. Denne Komparator skiller sig fra Brunners deri, at der 
her haves to Trouge, i hvert af hvilke en Meter anbringes 
og underholdes ved en forskjellig Temperatur, medens ved 
Brunners Komparator kun haves et Troug, hvori begge Me- 
tre anbringes ved Siden af hinanden og underholdes ved 
samme Temperatur. Trongene ere ved begge Komparatorer 
dobbelte og Metrene anbringes i det indre Troug; dette 
indre Troug er ved Wredes Komparator fyldt med Glycerin, 
i hvilken Metrene ere neddykkede, medens ved Brunners Kom- 
parator Metrene .kun ere omgivne umiddelbart af Luft. De 
ydre Trouge ere i begge fÿldte med et Fluidum, ved Wredes 
Komparator Yand, ved Brunners Komparatur Glycerin. 
Da ved Anvendelse af Wredes Komparator til Sammen- 
ligning af to Metre ved forskjellige Temperaturer, hvorved 
den ene holdes konstant, medens den anden varieres mellem 
Nul Grader og 40 Gr eder, det selvfølgelig er uden Nytte at 
opvarme eller af kjøle Observationsalen, og i samme vedligeholde 
en konstant Temperatur, maa her den konstante Temperatur 
i Trougene søges opnået på anden Måde. 1 dette Øiemed ere 
de ydre Trouge satte i Forbindelse med Begulatorer, således 
at Yand af en såvidt mulig konstant Temperatur stadig gjen- 
nemstrømme disse. Temperaturforandringerne i de ydre 
Trouge kan herved igjennem et længere Tidsrum indskræn- 
kes inden snævre Grændser og i de indre Trouge opnåes her* 
ved en konstant Gjennemsnitstemperatur uden mærkbar For- 
andring. Regulatoren! e ere indre ttede efter et af Adjoint 
ved Bureauet Benoît udviklet System, og virke, navnlig ved 
høiere Temperaturer, med stor Nøiagtighed. 
Denne Komparator er først nu fuldstændig indredet og 
vil endnu tiltrænge nogle mindre F orandringer. Bestemmelser 
af Udvidelseskoefficienter med samme have endnu ikke været 
foretagne. 
Fizeaus Apparat er bestemt til Undersøgelse af Udvidel 
seskoefiicienten for Legemer af små Dimensioner, der ikke 
synderlig overstige 1 Centimeter. Disse Legemer afslibes 
