206 
Dr. O. J. Broch 
Men Koefficientens andet Led er, som det vil sees, efter 
Benoîts Observationer betydelig mindre end efter Fizeaus. 
Undersøgelser med dette Apparat ville nu blive fortsatte 
n^ed rene Metaller, Platina og Iridium, af hvilke nu Bureauet 
er i Besiddelse af Stykker af omtrent 1 Centimeters Høide 
med parallele, slebne, plane Grundflader. Ligeså haves i 
lignende Form Typer af ren Legering af 90 pCt. Platina og 
10 pCt. Iridium. Ligeså ville Undersøgelser blive anstillede 
med de afskårne Stykker af Bureauets to Normalmetre, og 
derved Sammenligning kunne erholdes mellem de ved Fizeaus 
Apparat opnåede Resultater og de ved direkte Bestemmelse 
af disse Metres Udvidelseskoefficienter med Wredes Kompa- 
rator fundne. 
Et stort Antal Kviksølvthermometre ere blevne kalibre- 
rede og undersøgte med en Nøiagtighed, der ubetinget over- 
går, hvad hidtil i denne Retning har været udført. Disse Ther- 
momètre ville nu blive sammenlignede indbyrdes og med Luft- 
thermometre, ligesom Sammenligninger ville blive anstillede mel- 
lem de sidste indbyrdes. Der ere bestilte hos Alvergniat frères i 
Paris tre Luftthermometre af Glas af forskjellig Form, med 
omtrent samme Volum, men betydelig forskjellige Overflader, 
og der vil blive bestilt et Luftthermometer af Platina hos 
Matthey & Co. i London. Forinden denne Sammenligning er 
udført, kunne ikke de med Kviksølvthermometrene iagttagne 
Temperaturer blive endelig reducerede til absolute Værdier. 
Da Bureauet nu besidder flere forøvrigt meget nøiagtig be 
stemte Kvivsølvthermometre såvel af franskt som af tydskt 
(Thüringer) Glas, vil Forskjellen mellem disse Thermomètre, 
beroende på Glassorternes forskjellige Udvidelseskoefficienter, 
tillige kunne blive nøiagtig bestemt. Det er efter andre Fy- 
sikeres Iagttagelser at antage, at Thermomètre, forfærdigede 
af enhver af disse Glassorter, have en temmelig nøiagtig 
overensstemmende Gang, men at disse to Glassorter afvige 
mere fra hinanden og endog i forskjellig Retning fra Luft- 
thermometret. 
Med Hensyn til Thermometrenes Fundamentalpunkter 
bemærkes her, at Fundamentalpunktet 100 Grader vil blive 
bestemt ved kogende Vands Temperatur under et Trvk af 
760 Millimeters Kviksølvhøide ved Nul Graders Temperatur 
for Kviksølvet samt reduceret ved Beregning til 45 Graders 
