25 — 
orizzontale cambia di luogo. La delicatezza di questo strumento è tanta che 
il suo autore attesta avere avuto con esso notabilissima deviazione della cor- 
rente che circolava in un elica di fd di rame avvolta attorno alla sbarra c 
che univa i cuscinetti col conduttore di una ordinaria macchina elettrica. Le 
osservazioni con questo strumento si fanno colla medesima facilità che quelle 
della declinazione , mediante uno specchio ovvero un collimatore attaccato 
alla sbarra in cui si guarda una scala graduata. Le sbarre sono delle stesse 
dimensioni che quelle del declinometro, ma qui fa d’uopo avere una avver- 
tenza, ed è che variando il momento magnetico dell’ago colla temperatura, 
è necessario tener conto di questa onde correggere le osservazioni della sua 
influenza per lo che esistono metodi sicuri ed abbastanza precisi. 
Per ottenere la variazione della forza verticale, si fa uso del magneto- 
metro a bilancia inventato dal dott. Lloyd. Consiste esso in una verga ma- 
gnetica fatta a guisa di un fusto da bilancia sostenuta orizzontalmente da 
un asse pure orizzontale a forma di coltello , che posa sopra due piani di 
agata, appunto come il fusto di una delicata bilancia ordinaria. Esso è di- 
sposto in un piano perpendicolare al meridiano magnetico e con piccoli pe- 
setti è equilibrato in modo, che riesca sensibile ad inclinarsi per ogni mi- 
nimo cambiamento di forza verticale magnetica. Si osservano i suoi moti o 
con un microscopio attaccato alla cassa dell’apparecchio collimando ad una 
croce di fili di ragno fissa ad una estremità dell’ago ovvero osservando an- 
che qui 1’ imagine di una scala riflessa da uno specchietto attaccato alla 
sbarra. 
Ottenute le variazioni della forza verticale se ne deducono quelle della 
inclinazione colle note formole (1) , le determinazioni così avute però rie- 
scono alquanto meno sicure delle altre variazioni se la forza magnetica ver- 
ticale è molto debole, come appunto accade sotto l’equatore. Anche questo 
strumento è soggetto a variazioni dipendenti dalla temperatura e bisogna de- 
terminare le correzioni con molta diligenza. In generale però si crede che i 
suoi risultati sieno di minor fiducia che quelli dei magnetometri orizzontali. 
Ripigliamo ora la narrazione storica degli avanzamenti della scienza bre- 
vemente intramessa per dar luogo alla descrizione dei nuovi strumenti di 
cui venivasi arricchendo. 
Recate così le osservazioni magnetiche al grado di una precisione pari 
(1) V. Allan Makerstoun obs. 18-44, pag. 390. 
