— 24 — 
variazioni delle inclinazioni, ed hanno adottato il seguente metodo di ricer- 
che. Si concepisce la forza totale magnetica decomposta secondo tre assi 
coordinati ortogonali , il primo de’ quali sia orizzontale e parallelo al meri- 
diano magnetico, il secondo pure orizzontale e perpendicolare al medesimo 
meridiano, il terzo verticale. Per ciascuna di queste direzioni si ha un apparato 
a parte che dà la intensità e la variazione di quella componente, dalle quali 
poi e dalla direzione già nota della risultante facilmente si deduce il valore 
e la variazione della forza totale e la variazione pure della inclinazione. 
L’ apparecchio che serve a misurare la componente magnetica orizzon- 
tale è conosciuto sotto il nome di magnetometro come abbiamo già accennato 
di sopra. Il suo uffizio è di dare il valore assoluto di questa forza, ma la de- 
scrizione del metodo tenuto in questa operazione troppo ci porterebbe fuori del 
nostro proposito. Qui solo basti dire in somma, che esso consiste in fare oscil- 
lare la sbarra prima carica di certi pesi, poi senza essi, notando le durate 
delle oscillazioni: con tal metodo si ottiene l’espressione del momento ma- 
gnetico dell’ ago moltiplicato per la intensità della forza terrestre , poscia 
collocata un altra sbarra magnetica a diverse distanze dalla sbarra del ma- 
gnetometro si osservano le deviazioni prodotte , donde si deduce un al- 
tra espressione della intensità divisa pel momento magnetico , dalle quali 
due espressioni si ha facilmente l’intensità magnetica (1). Ma come è chiaro 
questi sperimenti non possono eseguirsi ad ogni momento , e deve dirsi di 
essi quello che si è detto dell’ ago inclinato oscillante , onde essi non pos- 
sono servire a determinare le variazioni di intensità di breve durata. Queste 
si deducono dall’ apparato detto magnetometro bifilare , che consiste in una 
sbarra magnetica collocata in un piano perpendicolare al meridiano magne- 
tico. Per ottenere una tale disposizione si sospende essa a due fili paralleli 
egualmente tesi i quali quando portano una sbarra non magnetica devono 
stare nel piano del meridiano magnetico, ma attaccatavi una sbarra magne- 
tica si torce il pezzo che li porta fino a tanto che la sbarra prenda una 
direzione perpendicolare al detto meridiano. La forza di torsione esercitata 
dai fili contrasta così la direttrice magnetica della terra , e 1’ ago resta in 
certo modo astatico , talché ad ogni minima variazione della componente 
(i) Per la teoria e i dettagli di questa operazione veggasi la memoria di Gauss Intensitas vis 
magneticae ad absolutam mensuram revocata Gottingae. Per la pratica di altro modo di trovare lo 
stesso valore V. Weber nelle meni citate di Taylor , e anche le istruzioni premesse all’ Animane 
magri, et météor. di Russia. 
