_ 242 — 
Fisica. — Descrizione di un barometro a due liquidi ; e formula per correg- 
gerne le variazioni di temperatura. - Nota del sig. D. r Ruggiero Farri (*). 
Ijno dei principali inconvenienti del barometro ad acqua, è la sua lun- 
ghezza, che produce una grande difficoltà di costruzione e di trasporto. Que- 
sta è la ragione per la quale il barometro a mercurio è preferito a quello 
ad acqua; mentre quest’ultimo, essendo molto più sensibile alle variazioni di 
pressione atmosferica, è certo più vantaggioso. Non sarà quindi senza utilità 
l’avere un barometro, che presenti tutte le fasi di quello ad acqua, con di- 
mensioni poco maggiori di quelle degli ordinari barometri a mercurio. 
Il principio sul quale poggia la costruzione di questo nuovo barometro, 
consiste nel controbilanciare la maggior parte della pressione atmosferica, con 
una colonna costante di mercurio; mentre l’altra parte resta equilibrata da 
una colonna variabile d’acqua, sulla quale solamente si rendono sensibili le 
variazioni di pressione. 
Il barometro è formato da un tubo chiuso ad una estremità, ed avente 
nel mezzo un rigonfiamento, o recipiente piuttosto ampio. Questo tubo riem- 
pito per una metà circa di mercurio, e per l’altra d’acqua, viene capovolto 
sul suo pozzetto. Il mercurio, stante la sua gravità specifica maggiore, scen- 
derà nella parte inferiore, occupando anche parte del rigonfiamento, mentre 
l’acqua riempiendone il resto, salirà anche nel tubo superiore, finché la sua 
colonna, unita a quella del mercurio, controbilanci perfettamente la pressione 
atmosferica. 
Aumentando questa pressione , il livello del pozzetto si abbasserà , e 
quello del mercurio nel recipiente si alzerà, facendo insieme salire di molto 
l’acqua nel tubo superiore. Se si unisca al pozzetto un meccanismo, simile 
a quello che esiste ne’ barometri di Fortin, per mezzo del quale si possa far 
alzare od abbassare il livello del mercurio nel pozzetto , è facile il vedere 
che si potrà sempre, prima dell’osservazione, ridurre l’altezza della colonna 
di mercurio ad eguagliare una data lunghezza, indicata da una scala mobile 
annessa; ed allora le variazioni del livello superiore dell’acqua, saranno pre- 
cisamente eguali a quelle di un barometro ad acqua. Se però le sezioni del 
pozzetto , e del rigonfiamento , sono assai ampie rispetto quelle del resto 
(*) Comunicata nella sessione del 6 maggio 1855. 
