243 — 
del tubo, anche senza alcun meccanismo, le variazioni saranno molto grandi, 
e differiranno pochissimo da quelle del barometro ad acqua. 
Questo barometro, sebbene preferibile a quelli a mercurio, per la sua 
sensibilità , ha dei difetti inerenti ai barometri ad acqua. Siccome questo 
liquido è solido a 0° C., così le osservazioni non si possono fare al di sotto 
di questa temperatura. Si provvede però facilmente a questo difetto , che 
non per tutto si verifica, mantenendo l’ambiente ove si è collocato il baro- 
metro, ad una temperatura maggiore di 0° C., come appunto si pratica in Lon- 
dra ed in Edimburgo, pei barometri ordinari ad acqua. Inoltre nella parte su- 
periore, in vece del vuoto perfetto, vi esiste una certa quantità di vapore acqueo, 
che colla sua elasticità controbilancia un poco di pressione atmosferica. L’acido 
solforico avendo una grande affinità per l’acqua, impedirebbe questo inconve- 
niente; ma oltre alla sua gravità specifica maggiore di quella dell’acqua, che ren- 
derebbe lo strumento meno sensibile, può anche avere un azione sul mercurio. 
Gli olii fìssi, e non siccativi, potrebbero essere adoperati con vantaggio; ma in 
generale divengono solidi al di sopra dello zero. D’altronde gli errori pro- 
dotti dal non essere perfettamente vuota la parte superiore del tubo, possono 
valutarsi colle tavole, che danno le tensioni del vapore acqueo alle diverse 
temperature. Ognuno in fine si potrà scegliere il liquido più acconcio, avuto ri- 
guardo all’uso che vuol fare dello strumento. 
Termineremo col riportare le formule, che regolano questo barometro, 
anche considerando le variazioni di temperatura. 
Nel barometro a due liquidi, quando si mantenga la colonna dei mer- 
curio costante, sarà la pressione atmosferica P, data dalla formula 
ove H, h sono le due altezze del mercurio, e dell’acqua: G, g i pesi spe- 
cifici di questi due liquidi, ad una temperatura £; mentre sono a, /3 i loro 
coefficienti di dilatazione, 9 la temperatura dell’osservazione, ed A un coeffi- 
ciente costante. 
Nel caso del barometro senza alcun congegno, l’aumento di altezza z, 
dovuto ad un aumento p di pressione, sarà 
1 [i(Q __ *) ’ 
luj 
A p 
c(Gm -+- gn ) ’ 
essendo 
