— 287 — 
osservazioni della polare si ebbe la deviazione a levante « = -+- 0.018; colle 
osservazioni di fi Boote e /3 Lupo si ha a = -+- 0.067 (35°), questa diffe- 
renza dipende dagli errori inevitabili delle osservazioni, e intanto le corre- 
zioni che si dovrebbero dare ai passaggi osservati sono incerte ne’ limiti dei 
valori di a. In una serie di osservazioni è meglio, a mio parere, eliminare 
questi errori , e assicurarsi della posizione esatta dello stromento di quello 
che trovarsi obbligati alle moltiplici correzioni de’ passaggi. 
40. ° L’ errore di orizzontalità dell’ asse si toglie con metodo mecca- 
nico, cioè col gran livello. Le semplici forinole che danno le correzioni sono 
ampiamente dimostrate nell’ astronomia teorico-pratica di Delambre tom. I 
cap. VI ed è inutile qui riportarle. In questo stromento 1’ astronomo ha il 
vantaggio di assicurarsi col mezzo de’ due collimatori che 1’ asse conservi 
1’ orizzontalità, quando lo stromento sia rovesciato. Gli altri due errori pos- 
sono egualmente correggersi con metodi meccanici, nell’errore però di devia- 
zione si deve preferire il metodo astronomico , e di questo abbiamo fatto 
uso nel determinare l’errore di collocazione (35"). Alla meccanica correzione 
degli indicati errori, era necessario fissare la mira meridiana. 
41. ° La scelta del luogo mi si offri spontaneamente nel piccolo palazzo 
che sorge alla Trinità de' monti sul Pincio. 11 filo meridiano collima quasi 
esattamente collo spigolo di una finestra. Ottenuto pertanto il permesso dal 
proprietario di questa casa, feci preparare il muro sull’ architrave della fine- 
stra, e su questo muro ben preparato feci tracciare larghe striscie bianche 
e nere parallele e perpendicolari alla linea dell’ architrave, procurando però 
che 1’ estrema linea o confine di una striscia nera fosse nella direzione di 
detto spigolo. Spero di ridurre a miglior forma questa mira , come anche 
spero in breve di collocare 1’ altra mira al sud. Questa intanto serve mira- 
bilmente , giacché quando il filo meridiano è quasi a contatto al contine o 
estremo della fascia nera , la differenza fra i passaggi osservati e calcolati 
risulta quasi nulla. Dalle molte osservazioni della polare e del 5 dell’ orsa 
minore risulta la deviazione a levante 0/ 03, quando ciò si verifica. Questa 
deviazione può considerarsi costante; è ben raro il caso in cui il filo meri- 
diano si trovi sensibilmente spostato da questa posizione. La distanza della 
mira dal centro dello stromento si trova di tese 699.20; 1’ estremità appa- 
rentemente superiore dista dallo zenit di 90." 3.' 29. 0. 
42. " Credo necessario riportare qui alcune osservazioni , le quali sono 
state fatte nelle accennate condizioni, vale a dire quando mi era assicurato 
