— 292 — 
me tentate dal novembre 1854 fino al luglio 1855 , cioè dalla minima alla 
massima temperatura. 
1. ° Nelle notti fredde e serene dell’inverno si è lasciata aperta la feri- 
toia dello zenit. 
2. ° Nei giorni umidi, nebbiosi ad anche piovosi si sono lasciate aperte 
le feritoie laterali ora al sud ed ora al nord. 
3. ° Nel mese di Giugno verso il solstizio dopo le osservazioni dell’ a 
cocchiere si lasciava aperta la feritoia dello zenit. 
4. ° Nei mesi di giugno e luglio si lasciavano aperte le persiane della fine- 
stra all’ est, affinchè la luce solare penetrasse dai cristalli nella camera , e 
dal levar del sole fino verso le dieci battesse sul porta microscopi. 
5. ° In alcuni giorni si coprivano i cristalli con tenda di seta verde af- 
finchè la luce fosse debole, e il calore meno intenso. 
6. ° Dopo di avere osservata la mira meridiana , si collocava il canoc- 
chiale in posizione verticale coll’obiettivo allo zenit, quindi con movimento 
brusco si obbligava l’ asse ottico a descrivere due circonferenze dal nord al 
sud e dal sud al nord. Lo stesso si praticava dopo aver collocato il cano- 
chiale in posizione orizzontale. Dopo questo movimento si guardava nuova- 
mente la mira meridiana. Nel primo caso 1’ asse ottico aveva descritte due 
circonferenze e un quarto, nell’altro due circonferenze. 
45.° Dopo queste esperienze portate forse oltre i limiti, giacché la ca- 
mera in cui è collocato il circolo è sempre custodita con molta cautela, e 
ben difesa da persiane e finestre con tende di seta verde, lo stromento non 
ha mostrato sensibile variazione, eccezione fatta all’errore di collimazione che 
si è dovuto correggere tre o quattro volte e specialmente nel mese di de- 
cembre , marzo , e maggio. Nel mio caso però alcune erano necessarie per 
ciò che dirò nella seconda sezione, tutte necessarissime per assicurarmi che 
le anomalie osservate dipendevano dai movimenti dati alle viti micrometri- 
che da mani inesperte, da persone che sapendo appena adoperare il martello, 
il volta vite e la lima, e niente istruite nella scienza, stimano che la parte 
meccanica di uno stromento possa essere disgiunta dalla scientifica, cioè dalla 
perfetta cognizione dell’uso cui sono destinate le viti micrometriche in que- 
sto, e in qualunque altro delicato stromento. 
