— 295 
-stare sempre in tal posizione, che spingendo, non Forzi molto, o rallentando, 
non troppo sia rilasciata. Sul modo di collimare gli astri, dirò che nelle os- 
servazioni di giorno sono solito collimarli nel mezzo deH’intervallo che separa 
i due Fili orizzontali: nelle osservazioni di notte pratico lo stesso metodo di 
collimazione su quegli astri che non presentano un sensibile apparente dia- 
metro: rispetto agli altri sono collimati col porli tra i due Fili orizzontali, in 
modo che i fili medesimi sieno tangenti ai lembi de’ loro apparenti diametri. 
Risulta poi da molte osservazioni che la distanza fra i due Fili orizzontali com- 
prende un arco di circa 15". 
49. u 11 circolo su cui si leggono gli archi è diviso in 10800 parti, cioè 
di due in due primi (30°): gli archi si leggono col mezzo di quattro micro- 
scopi , e l’apparato micrometrico è tale che si possono valutare le decime 
e le centesime di secondo. 
50. ° Un circolo di metallo di diametro 0. m 433 e grosso un centimetro 
fig. 2, tav. Ili forma il porta microscopi. Nella circonferenza larga 0. m 022 
sono quattro piastre circolari distanti di 90° una dall'altra con buchi di forma 
circolare. Su di queste nella parte che resta nell’ interna faccia del pilastro 
sono annesse altre quattro grosse piastre di metallo , le quali portano alla 
distanza di 90° quattro grosse viti di pressione. I raggi del porta microscopi 
s’internano in una piastra circolare concentrica di diametro 0. w 126. Un foro 
circolare è praticato nel mezzo. Il diametro del foro è 0. m 038; nella piastra 
dunque circolare concentrica resta una fascia larga 0."' 044. Nel prisma ret- 
tangolare di marmo già da me indicato (26°) è praticato un foro circolare di 
maggior diametro di quello della piastra concentrica. In questo foro s’intro- 
duce una grossa vite di metallo, e ad una delle sue estremità col mezzo di 
sei viti è innestato il porta microscopi. L’altra estremità che resta fuori della 
faccia esterna del prisma di marmo, riceve la madre vite di metallo che con 
apposita chiave si stringe in modo , che il porta microscopi da una parte , 
e la madre vite dall’altra sieno a stretto contatto del levigato prisma di marmo. 
51. ° Un braccio curvo di metallo fig. (b) tav. Ili porta in una delle sue 
estremità una piastra circolare quasi dello stesso diametro di quelle che sono 
nella circonferenza del porta microscopi. Nel mezzo di questa piastra sorge 
un piccolo cilindro, su di esso un tronco di piramide a base quadrata, e nel 
mezzo della faccia superiore del tronco sorge una vite. Questi tre pezzi sono 
di acciaro. Nell’altra estremità di questo braccio è annesso un cilindro vuoto 
di metallo con due labbri esterni a guisa di morsa stretti da due viti. Se nel 
