296 — 
ioro circolare praticato nella piastra del porta microscopi s’introduca il pic- 
colo cilindro di questo braccio, esso cilindro è a contatto del foro, le quattro 
faccie della piramide tronca vengono premute dalle viti di pressione , e la 
piccola vite sorge libera al di fuori, e riceve la madre vite, che stretta con 
apposita chiave, ferma il braccio al porta microscopi in modo che il cilin- 
dro vuoto prende una posizione orizzontale. Dentro questo cilindro può scor- 
rere liberamente il tubo del microscopio, finché non sieno strette le viti della 
morsa. La figura (c) tav. Ili rappresenta le quattro viti che premono le quat- 
tro faccie laterali del tronco di piramide. 
52. ° I microscopi sono eccellenti. Un circolo di raggio 0.'" 31 1858 è 
diviso in 10800 parti , quindi ogni parte risulta di 0, m 00018. Ora col mi- 
croscopio lo spazio fra due consecutive divisioni comparisce di circa 0.'" 0066, 
stando al giudizio dell’occhio. I solchi medesimi delle divisioni sono talmente 
ingranditi , che può stimarsi quando la intersezione di due tenuissimi fili a 
forma di X situati nel foco, coincida nel mezzo del solco, o sul ciglio del 
medesimo. 
53. ° L’apparato micrometrico è comune ai quattro microscopi, cioè quat- 
tro rosette laterali all’oculare simili a quella già da me descritta (28°). La 
fascia cilindrica della rosetta è divisa in 60 parti eguali. L’intervallo fra due 
contigue divisioni risulta di 0. m 0015, parte ben sensibile, onde l’occhio possa 
valutarne la quarta parte, la metà, i tre quarti . . . Ognuna di queste parti 
corrisponde ad un secondo di arco ; quindi per costruzione , dopo due giri 
della rosetta , 1’ intersezione de’ fili passa da una alla contigua divisione. Il 
movimento deve farsi sempre nel senso della divisione cioè 0”, 10", 20" ... 
Non manca poi il semplice meccanismo , onde rendere il movimento della 
rosetta indipendente dal moto de’ fili, e viceversa. 
54. ° Descritto brevemente 1’ apparato micrometrico , dirò qualche cosa 
sulla lettura degli archi. La fig. ( d ) tavola III rappresenta la divisione di un 
grado. Il punto o posto sulla divisione rappresenta il grado: i due punti oo 
il mezzo grado. Ad ogni 10' o cinque divisioni corrisponde un solco più lungo. 
Ciò posto, collimato l’astro nel centro dell’obiettivo nello istante del suo pas- 
saggio al meridiano, si passa alla lettura dell’arco. Leggasi nel circolo indi- 
catore il grado 45 , e la intersezione de’ fili coincida esattamente sul solco 
rnn, l’arco sarà di 45.° 14.' 0." 0. Nella stessa ipotesi sia l’intersezione in pq. 
L’arco sarà maggiore di 45.° 34.' Per valutare l’esatto valore dell’arco si muova 
la vite della rosetta nel modo indicato. Se dopo un giro intero l’intersezione 
