— 297 — 
de’ fili cada esattamente sulla divisione o solco r, l’arco sarà di 45.° 35.' 0." 0. 
Che se per portare la intersezione da pq in r , la rosetta farà meno o più 
di un giro, allora nell’arco si avranno i secondi che sono dati dalle divisioni 
della rosetta medesima, e quindi anche ad occhio le frazioni del secondo. 
55. ° Indicato brevemente il modo di leggere gli archi osservati, ritorno ai 
microscopi. L’asse ottico è la linea che parte dall’occhio, passa per la in- 
tersezione de’ fili , e termina sulla divisione del circolo. Sistemati i quattro 
microscopi nel modo indicato, gli assi ottici formano un sistema di quattro 
rette nello spazio orizzontali e parallele fra loro. Le estremità degli assi 
segnano sulla divisione quattro punti. Qualunque sia la distanza fra un mi- 
croscopio o l’altro, allora il porta microscopi sarà concentrico al circolo gra- 
duato, quando le rette che congiungono a due a due gli opposti punti s’in- 
tersecano nel centro del circolo graduato, ovvero quando queste rette sieno 
due diametri del circolo medesimo. Ma ciò non basta. Si richiede che i punti 
segnati dagli estremi degli assi ottici cadano dentro i limiti della divisone. 
Diffatti se collocati i microscopi in modo di soddisfare alla prima condizione, 
la intersezione de’ fili collimasse in i o i' sul lembo del circolo, e non den- 
tro i limiti della divisione come in mn , pq . . . la lettura degli archi sa- 
rebbe impossibile. Ora le quattro viti che premono sulle faccie del tronco di 
piramide servono alla correzione di questi due difetti. 
56. ° I quattro microscopi saranno da me indicati con m°, m', m", m'". 
Il primo corrisponde al nonio del circolo indicatore, ed è il basso al nord; 
1’ altro è il basso al sud, e gli altri due sono in alto, al sud uno, al nord 
l’altro. Quando l’asse ottico è verticale, e l’obiettivo è rivolto allo zenit, si 
ha m°( 0°), m'(90°), m''(180°), m'"(270°). Ciò posto, debbo notare che i due 
difetti da me indicati si trovarono ne’ microscopi m°, m", e tali erano, che 
non si potevano correggere, forzando anche oltre il dovere, le viti di pres- 
sione : gli altri due m', ni'" erano eccellenti , che anzi misurando la retta 
che congiunge i centri de’ due obiettivi, risultò di 0. m 623 che è appunto il 
diametro del circolo graduato. I difetti furono corretti nell’aprile del 1854. 
Il eh. P. Secchi da me già invitato nel gennaro di detto anno conobbe Tesi» 
stenza di questi difetti, e volle gentilmente prestarsi a regolarne la corre- 
zione. Esaminata attentamente la causa, si osservò una piccola eccentricità; 
si pensò dunque di dare la correzione con opportuno movimento del porta 
microscopi. Altra correzione proponeva l’artista, come risulta da una sua let- 
tera a me diretta del 15 decembre 1853: limare, diceva l’artista, una faccia 
