298 — 
del tronco di piramide, e aggiungere qualche cosa alla faccia opposta: nel- 
l'altra poi del 25 marzo 1854 mi pregava inviargli i bracci de’ due micro- 
scopi, e si proponeva egli stesso eseguire 1’ indicato lavoro. Sono però ben 
soddisfatto della data correzione, e presentemente posso leggere gli archi ai 
quattro microscopi. Alla lettura però doveva precedere un esame della di- 
visione. 
57. ° Un primo esame fu da me instituito sul principio del novembre 
del 1853. Non aveva allora che due microscopi diametralmente opposti ra', 
m'" (34°). Se colla vite micrometrica dell’alidada collimava l’intersezione de’ fili 
del microscopio m' sopra una esatta divisione, col microscopio m'" leggeva 
lo stesso arco. Viceversa se colla vite micrometrica collimava l’ intersezione 
de’ fili di ra'" sopra una esatta divisione, leggeva col ra' lo stesso arco. Posi 
allora il telescopio verticale coll’obiettivo al zenit, e tentai l’esame di 5° in 5° 
al sud, e di 5° in 5° al nord per un intero quadrante. Mirabile era l’accordo 
fra i due microscopi. Finalmente più e più volte feci ruotare il circolo, ora 
misurando distanze zenittali al sud, ora al nord; gli archi letti coi due mi- 
croscopi erano li medesimi , e rare volte la differenza giungeva al secondo. 
Questo accordo è stato sempre costante in altri esami parziali tentati fino 
all’aprile del 1854, epoca in cui, come ho detto (56°), furono corretti i mi- 
croscopi. In vigore di questa Uniformità nella misura degli archi, volli intra- 
prendere una serie di osservazioni per determinare la latitudine. Questa uni- 
formità si osserva anche adesso, e molte volte trascuro la lettura degli altri 
due, specialmente quando le osservazioni si succedono a piccoli intervalli di 
tempo. 
58. ° Qui però stimo opportuno indicare il metodo che tengo nella let- 
tura degli archi. Colla vite micrometrica dell’alidada collimo l’astro nel cen- 
tro dell’obiettivo- nello istante del suo passaggio al meridiano, e leggo l’arco 
in uno qualunque de’ microscopi, portando, come si è detto (54°), colla vite 
della rosetta l’intersezione de’ fili sulla contigua divisione. Noto o faccio no- 
tare l’arco letto, e quindi passo alla lettura degli altri microscopi nel modo 
seguente. Senza applicare l’occhio all’oculare, faccio scorrere alla rosetta tanti 
secondi, quanti sono stati notati nella prima lettura. Ciò fatto, applico l’oc- 
chio all’oculare e osservo se la intersezione de’ fili collima esattamente sulla 
contigua divisione. Se ciò accade, la prima lettura coincide colle altre. Attesa 
la chiarezza e l’ingrandimento de’ microscopi,, ogni piccola differenza si rende 
sensibile anche nella metà del secondo. Siccome però, prima d’intraprendere 
