— 299 — 
ìe osservazioni, mi assicuro che le quattro letture sieno identiche, ovvero che 
le quattro intersezioni de’ fili sieno collimate sullo stesso grado, così, attesa 
J’esatezza della divisione di cui parlerò in seguito, è ben raro il caso in cui 
la differenza degli archi Ietti in tal modo giunga ai 2". Questa differenza poi 
molte volte dipende dalla diversa luce con cui si leggono gli archi. Nella notte, 
se il lume si porta dalla destra alla sinistra , se varia la sua distanza dal 
lembo del circolo che deve illuminare si ha una differenza nella lettura dello 
stesso arco. Nel giorno, il circolo resta illuminato dalla luce di una finestra 
all’est. Dal levar del sole fino verso le 10 la luce solare diretta investe ora 
il lembo del circolo al sud , ora il lembo al nord. In queste ore la lettura 
degli archi è variabile ; si rende però uniforme col calare sulla finestra una 
tenda di seta verde. Cessata la luce solare diretta, nelle ore pomeridiane la 
lettura è uniforme. Altra differenza nella lettura degli archi si trova, quando 
per portare la intersezione de’ fili sulla contigua divisione, la rosetta abbia a 
compiere circa due giri. In questo caso soglio leggere l’arco per difetto e per 
eccesso, e dopo due letture prendere il medio. Finalmente deve notarsi che 
non sieno troppo rilasciate le madreviti di cui parlai (28”), giacché in que- 
sto caso la rosetta potrebbe concepire un movimento indipendente da quello 
de’ fili. E questo l’errore che più degli altri deve temersi, e che può influire 
maggiormente sulla misura degli archi. 
59.° Ogni cautela però, ogni diligenza dell’ astronomo si rende inutile, 
quando la divisione del circolo non sia esatta. Era dunque necessario un esame 
della divisione. Alla retta intelligenza delle esperienze da me tentate debbo 
premettere alcune denominazioni. 
1. ° Chiamo rivoluzione dallo zenit al sud o al nord quando collocato l’asse 
ottico in posizione verticale coll’obiettivo allo zenit, o al nadir descrive uno 
o più quadranti, o l’intera circonferenza. 
2. ° Chiamo rovesciamento superiore o inferiore quando collocato 1’ asse 
ottico in posizione orizzontale coll’obiettivo al sud o al nord, descriva diversi 
quadranti passando l’obiettivo per lo zenit o pel nadir. 
3. ° Dico semplicemete collimato il microscopio m° alle divisioni 0°, 90°, 
180°. ... ma deve intendersi che questa collimazione si eseguisce colia vite 
micrometrica dell’alidada. 
4. ° Chiamo finalmente esatti i microscopi m\ m ", m'" quando dopo la 
collimazione di m° colla vite micrometrica dell’ alidada su di una divisione, 
le tre intersezioni degli altri sieno esattamente sulle corrispondenti divisioni 
39 
