— 74 — 
sorte que les prismes actifs se presenterà toujours dans la position du mini- 
mum de déviation; ce mouvement a pour effet, en outre, de faire passer chaque 
partie du spectre au milieu du champ de la lunette d’ exploration. Les autre 
parties de l’ instrument sont construites comme à l’ordinaire. Ce spectroscope, 
d’un usage très facile, joignant à un grand pouvoir dispersif une facilité de con- 
struction qui permet de le livrer à un prix très moderò, me parait appelé à 
rendre des Services à cette partie de l’analyse chimique fondée sur l’optique, 
et qui prend tous le jours de sì rapides développements. 
Le second instrument est un spectroscope de poche (*), il est e'galement à 
„ Vision directe, et for- 
A ^ /» " 
- 0 0 ' — -me une très petite lu- 
jj nette. Le redresse- 
ment du faisceau est 
obtenu au moyen d’un prisme compose construit sur le principe de celui de 
M. Amici , qui est forme , comme au sait , d’un prisme centrai en flint très 
dispersif accolé à deux prismes de crown à sommets opposés au flint et qui 
redressent le faisceau. Cette ingénieuse disposition a seulement l’ inconvenient 
de ne pas donnei 1 une dispersion aussi énergique qu’on pourrait le désirer, à 
cause de l’action des prismes de crown, qui tendent à achromatiser le faisceau. 
Pour remedier à ce défaut sans augmenter de'mesurement la longueur de la 
lunette, j’ai employé deux prismes de flint extra dispersif à 90% faisant corps 
avec trois prismes de crown taillés sous les angles convenables ponr procurer le 
redressement du faiseau. Ce système jouit d’un pouvoir dispersif considerale, 
et conserve au faisceau presque tout son pouvoir lumineux, à cause de la faible 
valeur des réflexions intérieures. La lunette qui sert à explorer le spectre porte 
deux objectifs placés à faible distance l’ un de l’autre. Cette disposition , qui 
augmente beaucoup le champ de la lunette, permet d’embrasser le spectre d’un 
coup d’oeil. Enfìn une échelle gravée sur verre sert à mesurer la position des 
raies dans les spectres qu’on étudie. 
(*) CCC prismes de crown. 
FF prismes de flint à 90°. 
o, o', o" objectifs de 50 à 60 mm de foyer. 
f fente. 
0 oculaire. 
e échelle gravée sur verre. 
