1067 — ■ 
Nota sai compasso goniometrico del prof. V. Dio rio. 
Il chmo sig. professor Carlo Maggiorarli comunicò all’accademia nella sessione 
del 13 giugno dell’anno 1858 taluni studi craniologici sull’antica stirpe Ro- 
mana ed Etrusca ne’ quali fece cenno di un compasso goniometrico da me 
imaginato, lodandolo come il più esatto fra gli istromenti inventati per siffatto 
genere di ricerche. Trovando che il lodato accademico nella sessione 1 giugno 
dell’anno 1862, tornò ancora ad intrattener l’accademia con altro interessante 
articolo, su quei teschi che a tante questioni di etnografìa e di patria storia 
somministran soggetto; ho stimato che non fosse per riuscir discaro a questo 
dotto consesso, il vedere la costruzione ed il metodo d’applicazione del com- 
passo anzidetto, che può rendere facile ed esatta la determinazione delle mi- 
sure per le quali anche a tutt’altre circostanze di sesso , d’età e di sviluppo 
corrispondenti, diversificano fra di loro le teste umane. 
Debbo qui premettere che il compasso goniometrico venne ideato da me 
e costrutto nel laboratorio del sig. Angelo Luswergh, senza che io m’avessi 
idea alcuna di analoghi congegni che poi ho letto inventati in America e mo- 
dificati in Francia. L’ ho adoperato tutti gli anni nelle pubbliche lezioni di 
zoologia della Romana Università. Del resto essendo V istromento diversissimo, 
dagli altri a scopo egual destinati, non avrebbe in comune con essi altro che 
il fine che tutti gli altri inventori si proposero. Standomi però a cuore più 
lo avanzamento reale della scienza , che una vana lode ; rinunzio volentieri 
alla pretenzione di una anteriorità , per la invenzione dell’ istromento di cui 
vado a mostrarvi il modello. 
La composizione sua è semplicissima. Due quadrella metalliche (Vedi la 
tavola) AR, AC divise a millimetri in tutta la lunghezza, sono articolate in- 
sieme a l’un de’ capi, mediante una rotella A avente una vite in centro, che 
si toglie per sostituirvi od un perno sporgente metallico a , od una sbarra 
triangolare AE divisa pure a millimetri in tutta la sua lunghezza, e ritenuta 
così nel centro dell’ istromento, che l’uno degli angoli riesca esattamente tan- 
gente al piano delle quadrella che si riguarda allorquando il compasso è chiuso. 
