= 7^1 / 
immobile si ha nel magnifico gruppo delle plejadi, da osservarsi a notevole al- 
tezza su l’orizzonte. 
Benché di meno che mediocri dimensioni, l’equatoriale di Merz, che il Mar- 
chese, appena dopo ricevutone il grande Rifrattore, commetteva per mio mezzo 
al celebre Fabbricatore di Monaco, e che, inviatoci dopo due anni di cola, venne 
tosto montato stabilmente nel cupolino a tetto girevole della novella Specola 
(Y. nella tavola, parte 1. la sezione di alzato) , costrutta a tal fine con ogni 
cura di fermezza o solidità e di comodi, esso pure è uno strumento di molto 
pregio e che può somministrare importante materia di osservazioni in qualun- 
que parte del cielo visibile. Va fornito esso pure di un eccellente acromatico 
di Frannhofer, dell’apertura obbiettiva di linee parigine 43 colla lunghezza fo- 
cale di pollici 54, portante con se cinque oculari astronomici per ingrandimenti 
di 4S, 72, 108, 162, 243, un Oculare terrestre d’ingrandimento 60, un micrometro 
circolare, due vetri piani colorati o elioscopici, e un piccolo cercatore in ottone; 
mentre il lungo tubo del cannocchiale per leggerezza è stato squisitamente la- 
vorato in legno. Questo è a dirsi il pezzo principale e più prezioso della mac- 
china; giacche valendo a riconoscere colla maggiore chiarezza e distinzione ottica 
gli oggetti celesti più minuti, e quindi a ben assegnare la precisa direzione de’ 
raggi visuali, o la linea di collimazione, può esso molto utilmente servire a os- 
servazioni delicate di astronomica specialità per pianeti e comete. Il rimanente 
della macchina è in ottone e acciajo. Dai due cerchii, ciascuno del diametro di 
7 pollici, l’equatoriale diviso e col nonio porta la lettura e distinzione a 4.® di 
di tempo, e l’orario o di declinazione a 3o" d’arco. L’asse di rotazione, congiunto 
ai circoli, e da dirizzarsi coi perni fissi ai poli del mondo è stato inclinato da 
Merz fissamente all’orizzonte, come richiede la nota latitudine di Modena. Io non 
presenterò questa volta ragguagli più particolari sopra la costruzione di tale stru- 
mento, il suo collocamento ed esercizio nella Specola, e intorno alle sue rettifi- 
cazioni; mancatomi finora il tempo di ben esaminarlo a prova di accurate osser- 
vazioni. Mi limiterò invece a produrre la recente determinazione del raggio in- 
terno ed esterno del suo micrometro circolare, da me ottenuta colle stesse for- 
mule, e colle stelle medesime delle plejadi precedentemente adoperate; locchè ba- 
sterà per l’uso più frequente della macchina. 
IT 
