— 136 — 
di calice con piede invernicialo alto 15 cm , del diametro di 6 centimetri e di 
7 di profondità: tutta la pila sta entro una cassa chiusa perfettamente, onde 
l’aria vi si conservi con costante umidità, e non comunica coll’elettrometro 
che mediante due corti fili coperti di mastice isolante. Questa pila da due 
mesi continui che sta in azione mi ha sempre data la stessa intensità di 
forza qualunque fosse lo stato dell’atmosfera (1). Posso adunque credere di 
avere un principio di misura se non perfetta, almeno sufficiente , e per ciò 
ogni giorno più volte si verifica lo stato dell’elettrometro colla detta pila. 
Per ingrandire i segni, ho preferito ai mezzi che richiedono grande pre- 
cisione meccanica, e al condensatore (che diffìcilmente può dare risultati di 
misure comparabili, anche qualora fosse privo di altri inconvenienti) i mezzi 
di ingrandimento ottico, mediante un microscopio che aumenta circa 30 volte 
e nel cui piano focale dell’oculare è disposta una serie di fili paralleli ed 
equidistanti che formano la scala delle misure. L’ esperienza mi ha provato 
che se le deviazioni non si estendono al di là di 3 in 4 millimimetri stando 
le pile separate di 5 centimetri, esse, sono proporzionali alle forze- Ciò l’ho 
dedotto l.° dal numero delle coppie di una pila ad acqua per farla deviare 
di 1, 2, 3 divisioni che doveano essere 30, 60, 90.: 2.° dalla altezza a cui 
si deve sollevare successivamente il conduttore per avere tensione, doppia , 
tripla ecc. 
La misura della corsa è comunemente un metro, ed è limitata da osta- 
coli fissi nell’asta: ma quando 1’ aria è molto carica come nelle belle serate 
dell’inverno, un tale spazio percorso fa già andare la foglia fuori del limite 
di misura proporzionale, allora si alza solo per metà, e poi si scarica, indi 
si alza 1’ altra metà , e si fa la somma delle due : 1’ esperienza ha provato 
che può anche limitarsi la corsa alla metà sola, o al terzo, e poi raddop- 
piare, o triplicare la cifra, e il risultato è lo stesso nelle due diverse ma- 
niere di operare. 
7. Su questi principii sono basate le misure di intensità; ma siccome un 
punto di tanta importanza non dovea stabilirsi con metodi che sembrar po- 
tessero troppo esclusivi degli altri, quindi si è tenuto la pratica costante di 
osservare anche le indicazioni del conduttore fìsso. Da principio si usò quello 
fornito di punte, ma dopo si vide che aveasi lo stesso dal mobile, tenendolo 
(1) Poscia durante una serie di giorni umidissimi da 1,0 discese a 0,6 ma poi risali a 1,0: però ciò lo credo 
effetto di perturbazione nelle pile zamboniane e non nella pila ad acqua. 
