— 353 — 
della sbarra , e questo momento stesso. Quando la intensità magnetica della 
sbarra non cangiasse , in tal caso la m sarebbe costante , quindi la (30) si 
trasformerebbe nella 
dX 
(31) — =tangtidu , 
A. 
cioè si avrebbe dalla (31), immediatamente il rapporto fra il terrestre ma- 
gnetismo X orizzontale, e la sua variazione dX. Però siccome la costanza del 
magnetismo della sbarra non ha luogo , pel continuo variare della tempera- 
tura , e per altre cagioni ; così osserveremo che il bifilare solo non basta , 
per trovare la variazione del magnetismo terrestre orizzontale. Inoltre, suppo- 
nendo costante la intensità X di questo magnetismo, la formula (30) può ser- 
vire a determinare le variazioni del magnetismo della sbarra, per cui si avrà 
d tn 
(32) — = tangtp dn . 
m 
PARTE TERZA 
§. 14. 
Quando il bifilare venga impiegato ad esprimere le tensioni elettrostati- 
che, prende allora il nome di hilìlare elettrometro. In questo caso esso di- 
versifica dal bifilare magnetometro, tanto per la costruzione, quanto per l’uso. 
La diversità di costruzione consiste nell’avere il bifilare elettrometro, oltre la 
leva girevole sospesa per due fili coibenti, anche un sistema fisso, cui devesi la 
elettricità comunicare. In quanto all’uso, dobbiamo prima di ogni altra cosa osser- 
vare, che nel bifilare magnetico, l’ innalzamento della leva, per nulla influisce 
a cangiare il valore del momento della coppia magnetica orizzontale. In fatti 
l’origine della terrestre forza magnetica , essendo infinitamente lontana dalla 
sbarra magnetica dell’ i^trumento, le direzioni della forza stessa, possono con- 
siderarsi continuamente parallele fra loro , non ostante l’ innalzamento della 
sbarra girevole. Però nel bifilare elettrometro, in cui la sbarra magnetica è 
rimpiazzata dalla leva, questo innalzamento, a rigore parlando, fa diminuire la 
intensità della coppia elettrica orizzontale. Ma così fatta diminuzione, sarà sem- 
pre tenue molto; e tanto più lo sarà, quanto più lunghi sieno i fili dell’ istro- 
mento; cosicché nella pratica ordinaria, potrà la indicata diminuzione trascurarsi. 
48 
