che i perni di rotazione del nostro Circolo tocchino sempre, e si appoggino 
comecché assai leggermente, ai cuscinetti dei fusti verticali. 
Fissato ^ erso un estremo, e concentricamente all’ asse di rotazione, il Cir- 
colo del diametro 0'”,40 è diviso doppiamente in due fascie o liste d’ argento 
alla circonferenza, di grado in grado nella fascia esteriore o più lontana dal 
centro, e di cinque in cinque minuti primi nella fascia interna e al centro più 
vicina. Esso è poi controbilanciato verso 1’ altro estremo dell’ asse da un grosso 
e pieno cerchio tutto rivestito all’ esterno da una lastra d’ ottone. Dalla parte 
del Circolo diviso un braccio lungo , ma sottile e inclinato , di ottone tro- 
vasi fermato, con forza e contro un obice d’acciaio immobile, alla base ferrea 
dello strumento, e terminato in arco alla sua sommità serve di nonio, ab- 
bracciando esso concentricamente 1 . grado del Circolo, e dividendosi all’ oc- 
chio per un microscopio semplice in 12 parti eguali , e quindi ciascuna di 
cinque minuti primi. All’ inversione del Circolo questo braccio slegasi per vite 
di pressione contro 1’ obice dalla base e trasportasi ad esser fermato simil- 
mente dall’altra parte (*). Ciò vale per leggere le divisioni esterne di cinque 
in cinque minuti ; ma per ottener e leggere le più minute frazioni d’ arco serve 
appunto la divisione interna. Imperocché il sagace Costruttore immaginò di 
apporre al suo strumento quattro microscopi fissi , due da ogni banda del- 
1’ asse, e armati ciascuno di vite micrometrica, sì che ne vengon indicati fino 
i secondi d’ arco percorsi. Una grosse lastra di ottone, immobilmente fissata 
per tre punti all’ esterno dei due fusti verticali del piede, porta superiormente 
la propria coppia dei microscopii, che pur vi é fissa e disposta coi centri dei 
campo ottico lunghesso un diametro del Circolo. Al fuoco delle imagini è fer- 
mato un pettine di sei denti a distanze uguali fra loro, e che insieme ab- 
bracciano r arco di cinque minuti primi, ossia 1’ intervallo di due linee con- 
secutive dell’ interna divisione del Circolo. E nello stesso fuoco distesi due 
sottilissimi fili, paralleli fra loro e alle linee della detta divisione interna, colla 
vite micrometrica dell’ oculare girasi questo in modo che una delle divisioni 
si trovi precisamente nel mezzo fra i due fili. Allora dalla lettura del nonio 
si ha r arco in gradi, e minuti primi sino a meno di cinque , poscia i mi- 
nuti oltre i cinque dal numero degl’ intervalli dei denti del pettine, compresi 
(*) Il detto braccio, che serve di alidada o nonio, formasi di due rami congiunti, in 
ottone r inclinato e superiore, in acciaio il verticale inferiore, ed ambo fissi in un anello che 
avvolge concentricamente, o entro cui gira colf asse di rotazione il Circolo, ma restandone 
fermo alla base col ramo inferiore il nonio stesso. 
