sione di essa ( della lunghezza circa di una linea di Parigi ) ha il valore in 
arco, attribuitole da Starke nelle sue avvertenze, di 2, "675. Più sensibile è 
l’altro livello, colla scala parimente incisa nel vetro, e con una parte del valor 
in arco di 1,"088 per lunghezza rettilinea poco differente da quella del primo. 
Applicasi, è sorretto e facilmente s’ inverle il secondo , che posa sopra due 
cilindretti d’acciaio, infitti nella grossa e larga lastra d’ottone , portante im- 
mobilmente li due microscopii per la lettura dell’ interna divisione del Cir- 
colo. Questo secondo livello, comecché facilmente rettifieabile per inversione 
e sensibilissimo alle influenze della temperatura esterna che ne muovon la 
bolla, a me sembra tuttavia indipendente dalla orizzontale giaeitura dei due 
microscopii, stante l’ immobilità della detta lastra, cui questi mi paion inva- 
riabilmente congiunti, e molto più esso mi sembra indipendente dal braccio 
del nonio, formato col suo anello avvolgente l’asse all’opposto estremo. E di 
certo più notevoli e importanti di quelle dei mieroscopii, dichiarate dal me- 
desimo Starke piccolissime rettificato che sia il livello , debbon essere le o- 
scillazioni del nonio pel frequente aggirarvisi entro l’anello il Circolo insieme 
all’asse di rotazione; di che io ebbi lunga esperienza nell’uso del grande Cir- 
colo meridiano di Reicbenbach, ove il livello di correzione delle altezze venne 
con apposita e penetrante ragione immediatamente congiunto all’immobil Cir- 
colo alidada dei suoi quattro noni. Perciò , dopo una chiara e ben fondata 
spiegazione, 1’ illustre meccanico inventore , in riguardo al Circolo alidada o 
dei noni, a tutta ragione conchiudeva colle parole « Io credo di non ingan^ 
narmi, quando asserisco che in nessun altro modo immaginare si possa un 
più perfetto Circolo meridiano il quale con maggiore esattezza soddisfare po^ 
tesse a tutte le osservazioni fatte nel meridiano » . Se non che 1’ avvertito 
piccolo difetto del livello (se sussiste) negli strumenti di minori dimensioni, 
che non ammetterebbero la complicazione dei due Circoli concentrici, il mo- 
bile delle divisioni col cannocchiale e 1’ immobile dei noni, è poi abbastanza 
compensato dai microscopi fissi per altri pregi e vantaggi di non lieve mo- 
mento. E ad ogni modo il nostro Circolo di Starke può sempre utilmente 
prestarsi come strumento differenziale, eziandio per le altezze e declinazioni, 
rapportandole ad un oggetto celeste di fissa e nota posizione , qual’ è una 
stella principale. 
Insieme alla macchina con alcune sue attinenze , due o tre oculari per 
ingrandimenti diversi del cannocchiale, e simili, e una memoria scritta delle 
avvertenze per ben montarla e adoperarla , 1’ egregio direttore dell’ Istituto 
