— 170 — 
determinare gli elementi di queste correzioni. Nelle citate Memorie delV os- 
servatorio è esposto diffusamente il metodo da noi seguito per determinare 
il coefficiente di correzione dovuto al cambiamento termometrico interno che 
qui richiameremo brevemente (1). 
A tale effetto si è collocato nell’ interno della seconda cassa che protegge 
il bifilare un tubo di piombo che vi fa 4 giri: in questo tubo si è fatto cir- 
colare il vapore dell’acqua bollente proveniente da una piccola caldaia di rame. 
11 sistema fu per tal modo portato dalla temperatura di 61" F. a quella di 112", 
valori di poco diversi dai due estremi a cui può arrivare: si notavano le po- 
sizioni del magnete e del termometro ogni 5 minuti, e anche più spesso tanto 
durante il riscaldamento che il raffreddamento, e le variazioni che intanto po- 
tessero avvenire nel magnetismo terrestre erano date da un piccolo magne- 
tometro bifilare succursale. L’ esperienza fu ripetuta due volte in due giorni 
diversi. Essa ci diede per risultato che alla elevazione di 1" F. di temperatura 
corrispondeva una diminuzione di 836 nella scala. 
Questo metodo da noi usato, senza che sapessimo se da altri fosse stato 
immaginato, ci parve migliore dell’altro che consisteva a elevare la tempera- 
tura del magnete smontato e misurare il suo momento magnetico dietro la 
durata delle oscillazioui. Ad onta però di tutte le diligenze usate in queste 
esperienze, noi non eravamo per nulla tranquilli sul valore di questo coeffi- 
ciente per molte ragioni. 1." Avevamo notato che quando la sbarra risentiva 
il primo calore, la scala cresceva invece di calare, come avrebbe dovuto, poi 
prendeva l’andamento calante regolare e ciò in tutte le sperienze fatte. Que- 
sto fenomeno rovescio alla legge, si può attribuire all’ influenza della tempe- 
ratura sui fili di sospensione che ne muta la elasticità , e la lunghezza più 
presto che non muta il momento magnetico della sbarra stessa, attesa la loro 
poca massa. Ad ogni modo ciò costituiva un’ incertezza, per diminuire la quale 
il coefficiente fu dedotto solo dalle parti di mezzo delle variazioni. 
(1) Leggiamo a pag. 281 del voi. XVII di questi Alti, stampato dal sig. prof. Volpi- 
celli « Fino ad ora nulla di preciso fu pubblicato dallo stesso autore [il P. Secchi) sui 
periodi magnetici di lunga durata , e pare che a lui manchino i dati magnetici necessari 
per avere questi periodi con esattezza». Interrogato nell’Accademia che cosa intendesse per 
questi dati fu risposto intendersi la temperatura. Il dotto professore non ha forse veduto le 
cose da me pubblicate così per esteso nelle Memorie dell’ osservatorio, poi nel Bullettino 
ove ogni mese è la colonna del termometro appunto per servire alla riduzione de’ lunghi 
periodi quindi questo dato non mancava. 
