I 
— 185 — 
Questo andamento combina con quello che ha luogo ora in Europa, sotto 
le latitudini vicine alle nostre, come si può vedere nelle osservazioni di Li- 
sbona (Annaes do Observatorio do infante D. Luiz Lisboa 1864 pag. (CXXX) 
La variazione accusata dal bifilare dall’aprile 1859 fino al decembre del 
1864 è 118.98 div. della scala: la frazione di intensità così cresciutasi ha 
dal valore delle scale del bifilare che 
dal 1 decembre 1859 fino al 1 dee. 1863. . . , = 0,00011173 
e dal 1 dee. 1863 in poi = 0,000102075 
La scala ha subito le variazioni seguenti 
Novembre 1863 = 143,77 Decembre 1864 =162.73 
Aprile 1859 = 40,24 Decembre 1863 =152.97 
103.53 
che dà in parte dei rispettivi coefficienti. 
9.76 
0, 01 15782 
0, 0009972 
0, 0125724 
questo valore non combina colla differenza precedente trovata 0,0430, e non è 
diffìcile assegnarne la ragione. Oltre variazione della tensione de’fili che sembra 
avere cambiato progressivamente col tempo, come:si vedrà che accadde pel decli- 
iiometro, vi deve essere stata una mutazione nei magnetismo della sbarra. Infatti 
se stessimo alla determinazione del valore della scala che verrebbe dalla variazio- 
ne della forza orizzontale, avremmo 0003664. Non essendo possibile 
ammettere tale valore, ne risulta che la differenza non è tutto effetto della mu- 
tazione della terra. Ciò però nulla pregiudica alle conclusioni lirate finora nè 
a quelle che tireremo appresso sulle variazioni relative, e solo potrà esservi 
qualche difficoltà nel confronto del declinometro col bifilare ma di ciò a suo 
luogo. 
§. 7. Variazioni orarie del bifilare. 
Sotto questo titolo noi non pretendiamo di trattare della legge oraria 
precisa del moto di questo strumento, essendo troppe poche le ore costanti 
di osservazione di cui possiamo disporre, che sono solo 7. Tuttavia anche 
