245 — 
con maggior esattezza, mediante la (9), la temperatura cercata; e potremo an- 
che detetminare l’errore probabile deH’ottenuto risultamento. 
4. ° In ogni modo sempre dovremo valerci di quelle temperature, che nel 
registro di esse distano l’una dall’altra non meno di 1 ', affinchè il denomina- 
tore della (9) non riesca tenue troppo. 
5. ° La temperatura del termometro si dovrà leggere a distanza suffi- 
ciente da esso, mediante un cannoccbialetlo, affinchè i raggi caloriferi dell’os- 
servatore, non alterino affatto l’andamento naturale del termometro. 
6. ° Deve impedirsi con ogni cautela, che mentre dura la sperienza non 
cangi punto la temperatura deH’amhiente, che dalla (9) è supposta costante. 
7. '* 11 cannocchialetto dovrà essere diretto sempre coll’asse perpendico- 
lare all’asta del termometro; affinchè non abbiavi nella lettura dei gradi ve- 
run errore, procedente o da parallasse, o da rifrazione. Inoltre il cannocchiale 
dovrà seguire l’estremità della colonnetta di mercurio, sempre mantenendo l’asse 
ottico perpendicolare alla termometrica scala. 
8. ” Sarà utile far decorrere un breve tempo , un minuto primo circa , 
dopo aver collocato il termometro neH’ambiente, innanzi di cominciare l’espe- 
rimento ; affinchè le dilatazioni del vetro, e del liquido termometrico diven- 
gano regolari. 
Spei'ienza. Il termometro posto in un ambiente di temperatura costante, 
fu osservato dodici volte, ad intervalli di 30" ognuno, e, praticando soltanto 
alcune delle indicate cautele, si ebbero le temperature seguenti : 
22,3; 20,9; 19,8; 18,9; 18,1; 17,4; 
1G,8; 16,3; 15,9; 15,5; 15,2; 15 . 
Prendendo la prima 22,3; la sesta 17,4; e la undecima 15,2 delle temperature 
stesse, dalla (9) avremo 
a? = 1 7,4 
(22,3 -17,4)(17,4- 15,2) _ 
22,3 — 17,4 —(17,4— 15,2) 
mentre la temperatura deH’ambiente, ottenuta dal termometro stesso, fu tro- 
vata di 13,2; perciò colla differenza di soli 0,2 di coojmlo dalla calcolata. 
J 
