71 — 
Sul Barometro fotografico conslruito nella università romana — - Nola del prof. 
P. Volpicela. 
V 
E certamente di grande importanza per la meteorologia, trovare una mac- 
china , che registri automaticamente con precisione , i fenomeni relativi a 
questa scienza. Quei stromenti grafici, che debbono meccanicamente muovere 
un indice, hanno molte imperfezioni, procedenti dai complicati effetti della 
temperatura, e dalle inevitabili resistenze. Ne giovò costruirli con dimensioni 
grandi, giacché rimasero ancora imperfetti, e non poterono essere adoperati 
ancora, neppure da quei dotti competenti , che con grande spesa ne fecero 
1’ acquisto. 
La fotografìa però, fin dal 1847 , fu riconosciuta nell’ osservatorio di 
Greenwich dall’illustre Airy, come il mezzo preferibile ad ogni altro per uso 
della meteorologia ; perchè con esso l’ agente registratore non è congiunto 
meccanicamente coll’organo indicatore, perciò gli strumenti fotografici non hanno 
le imperfezioni dei meccanico-grafici, e se ne hanno altri, questi sono assai 
meno apprezzabili di quelli. 
Obbieterà forse taluno la spesa, che occorre per la sorgente luminosa; ma è 
da riflettere, che questa non è molta, servendosi del gas della illuminazione, o 
del petrolio, senza poi riflettere che anche si potrebbe questa diminuire, adoperan- 
do pel giorno la luce solare, convenientemente disposta. Obbietterà tal’ altro che 
occorre un manipolatore pratico; ma questa pratica in poco tempo da ognuno si 
acquista, e deve avvertirsi esservi dei meteorografi meccanici moderni, tanto 
complicati, che non agiscono bene senza l’assistenza dell’ inventore loro. Forse 
ancora si obbietterà, che i bagni dati alla carta sensibile, potrebbero dilatarla, o 
restringerla disugualmente, in diverse direzioni, lo che sarebbe causa di er- 
rore per la misura delle indicazioni. Lasciando però dall’un dei lati, se que- 
sta obbiezione sia fondata, ho trovato un mezzo assai semplice, per evitarla, 
Questo consiste nel fare la scala, solcata sopra una conveniente lastrina di 
vetro, e nel fotografare la scala medesima unitamente alle indicazioni baro- 
metriche; cosicché le divisioni vengano anche esse riportate sulla stessa carta 
sensibile. 
Dopo il 1847, quando la fotografia fu applicata pei fenomeni meteoro- 
logici, e magnetici a Greenwich, chiunque abbia voluto far progredire vera- 
