ha servito di guida, per la costruzione di altri meteorografi moderni di questo 
genere, i quali fin dal 1847, più non sono al livello della scienza. 
Il sistema barometrico di questo meteorografo è quello a bilancia ovvero 
statico, inventato da Morland che presentò questo istromento, e non già co- 
me taluno crede, una semplice sua descrizione, al re Carlo II. d’Inghilterra 
(Ibidem p. 346). Sarà pure utile qui ricordare che Morland morì nel 1695 
(. Poggendorff Vocabolario biografico , voi. 2.° p. 209). e che Carlo II, morì 
nel 1685 ( Nuova enciclopedia italiana , voi. 4, p . 509), si vede quindi essere 
già trascorsi quasi due secoli, dacché si fece la invenzione del barometro a 
bilancia. 
Per giustificare ancora più la preferenza che deve darsi alla fotografia , 
rispetto quei sistemi unicamente meccanici registratori dei fenomeni meteo- 
rologici, si debbono consultare, oltre quelle già citate, anche le altre seguenti 
publicazioni: l.° A llcjemeine deulsche Zeilung , del 3 gennaio 1868 (supple- 
mento) — 2.° Idem del 2 maggio 1868 — • 3.° Piepertorium fur Physikali- 
sche Technik von Dr. Ph. Cari., Monaco 1867, p. 281, e seguenti. • — • 4. 
Les Mondes 2/ sèrie , t. 14, an. 1867, p. 430, 597, 786, et. 15 p. 120. — 
5 A Moniteur scientikque , t. 9, p. 641, 704, 773, et 830. — 6.° L'Italie del 
15 Luglio 1867 — 7.° Annales de chim. et de phy . 4/ sèrie , an. 1868 , 
p. 29. — 8.° Description d'un méthéreographe enregistreur, construit pour 
l'observaloire d'Upsal par M. le D. A. G. Theorell. — 9.° Poggendorff Anna- 
voi. 133, an. 1867, p. 430. 
Vedendo che in Roma, ed anche nel resto d’Italia, non ancora si è dato 
saggio di applicazione alcuna della fotografìa, nel registrare qualche fenomeno 
meteorologico, volli fare una prova di queste applicazioni, costruendo un ba- 
rometro fotografico, nel museo di fisica della università romana, ove l’as- 
sistenza del mio collaboratore sig. Gio: Campbell, mi è utilissima, per ogni spe- 
cie di ricerche. Lo strumento da me diretto consiste, in un barometro a pozzuolo 
grande, per potere trascurare le piccolissime differenze di livello nel pozzuolo 
stesso, prodotte dalle barometriche variazioni. Dietro la estremità superiore di 
questo barometro, è collocato un cilindro, girevole intorno al suo verticale asse 
per effetto del moto di un orologio. Questo cilindro compie una intera rivolu- 
zione in ore 24, portando applicata sulla sua .superfìcie convessa, una carta 
sensibile, che rimane chiusa in una cassetta di legno, la quale ha una stretta 
fessura verticale , precisamente dietro la estremità superiore del tubo baro- 
metrico, ed è lunga quanto lo comporta, pel nostro clima, la massima escur- 
10 
