gione barometrica tanto ascendente, quanto discendente. La sorgente di luce, 
collocata in opportuna distanza, consiste in una fiamma di petrolio, od anche 
di gas idrocarburo, ed è posta innanzi alla estremità superiore del barome- 
tro stesso. Una lente cilindrica molto alta, che contiene una soluzione satura 
di allume, continuamente rinnovata, con opportuna disposizione, per diminuire 
la temperatura dei raggi luminosi, manda il foco rettilineo di questi, pre- 
cisamente sulla carta sensibile , rasentando la estremità superiore della ba- 
rometrica colonna. Questa luce perciò chimicamente agisce sulla carta stes- 
sa, mentre la colonna di mercurio vi produce l’ombra. Per evitare i difetti 
provenienti dalla radiazione, e dalla estensione variabile, ossia dalle oscillazioni 
della fiamma, ho circondato questa con un triplice scranno cilindrico, con op- 
portuni fori. Per tal modo si ottiene continuata la fotografia negativa dell’estre- 
mo superiore della indicata colonna, e della scala in millimetri, che alla me- 
desima estremità trovasi annessa. La luce prima di giungere alla lente, ha 
traversato parecchi scranni di vetro, distanti l’uno dall’altro di mezzo deci- 
metro e l’ interno della cassetta e traversato dall’aria dell’ambiente. A questo 
modo il calorico dei raggi luminosi non ha effetto sensibile sul barometro, e 
così fatto modo potrà utilmente applicarsi anche al termometro fotografico. 
Ho preferito fotografare la variazione barometrica, nella sua naturale gran- 
dezza; ma si potrebbe con eguale facilità, ottenerne la fotografia molto in- 
grandita, facendo che la luce, dopo essere passata per la fessura, traversi una 
delle solite lenti, che dai fotografi si adoperano nelle camere oscure. Però mi 
è sembrato che basti la fotografia di grandezza naturale; poiché, sicuri della sua 
precisione, possiamo ingrandire sulla carta la scala come vogliamo, guardando 
con una lente la fotografia stessa , ed inoltre applicando alla scala medesi- 
ma, così fotografata, un micrometro, od un nonio, per valutare anche le frazioni 
di millimetro. Al termine di ogni ora, l’orologio produce un ecclissamento di 
luce, per un tempo brevissimo, sul margine della carta sensibile, e così ven- 
gono fotograficamente manifestate le ore sulla carta medesima senza che le divi- 
sioni della scala fotografata, sieno interrotte dall’eclissamento stesso. Le di- 
visioni millimetri sono fotografate sulla carta , senza veruna incertezza o 
sfumatura, lo che aggiunge molta precisione, per numerare le variazioni delle 
altezze barometriche, come ognuno potrà da se verificare, osservando le foto- 
grafìe di molti giorni da me ottenute colì’indicato metodo, e che ho l’onore 
presentare all’accademia. 
Il meccanismo esposto dà modo eziandio come rimaner convinti, della esat- 
