— 18! 
mo adottare, pel corpo d’immersione, non più la forma cilindrica, ma bensì 
quella di una lunula, formata, come si vede nella fìg. 4, da due circoli, fra 
loro in contatto nel punto m\ uno avente la periferia, che viene indicata 
con P', l’altro quella espressa da p : mentre la periferia, cui corrisponde P, ap- 
partiene a quella del puozzolo. Chiamando R il raggio del pozzuolo, ed s 
la distanza b a , fra le pareti di questo, e quelle della lunula d’immersione, 
se indicheremo con x r il raggio i p del circolo p , dovremo per le precedenti 
denominazioni avere 
«' = ; r R 2 , ed a"= n (R — s) 2 — n x 2 r 
quindi per la (18) sarà 
1 ,37 re [ (R — ■ s) 2 — ■ x 2 ] — sr R 2 , 
donde 
*=\/[( r - 5 ) 2 -w]- 
Facendo R = 8 centimetri, ed 5 = 2 millimetri,, avremo 
tf==y (7,8) 2 -- — — V 60,84 — 46,72 = Kl4,12 =3,76 centim. 
Se l’asta l di zinco (fig. 3), sì trovasse troppo alta, per averla fatta lunga 
due metri, si potrebbero alla medesima sostituire due aste dello stesso metallo, 
ciascuna lunga un metro, interpolate con altre due di vetro (fig. 5) , e la 
compensazione riescirebbe la stessa. 
§• 6 . 
Passiamo ad esporre un terzo modo, col quale si può raggiungere nel 
barometro, la termometrica compensazione. 
Nel barometro a sifone, le variazioni barometriche, si possono misurare, 
tanto sul ramo superiore, quanto sull’ inferiore del tubo di vetro- Adottando 
24 
