185 — 
Pei coefficienti della dilatazione^ abbiamo i seguenti valori 
p = 0,000008-, 3d' = 0,000180 ; 
quindi sarà 
, 0,000008 1 „ . „ 
l — il — — ri , circa. 
0,000164 20 
Se per H prendiamo il suo valore medio, facendo cioè 
0™, 76 , 
si avrà per l’altezza del livello inferiore del tubo dalla M N 
l = 0 m ,038 ; 
cioè poco meno di quattro centimetri, lo che si può con facilità praticare. 
§• 8 - 
Nel barometro cilindrico a sifone, nel quale i due rami, al di sopra delle 
orizzontale M N , hanno la medesima sezione ; di tanto varia , pel variare 
della pressione atmosferica, il livello nel ramo inferiore, salendo, o scendendo, 
e di altrettanto variar deve il livello nel ramo superiore. Si divida in mezzo 
in 0, l’altezza barometrica b a della colonna di mercurio (fig. 6) ; cosicché 
da questo mezzo, le divisioni crescano dall’alto al basso, e vadano continuando 
nel ramo inferiore, ciascuna essendo un mezzo millimetro. Posto ciò, siccome 
per effetto della compensazione termometrica, ora stabilita, il livello di mer- 
curio, nel ramo corto del tubo, rimane invariabile per qualunque temperatura, 
e varia soltanto col variare della pressione barometrica; così è chiaro che, leg- 
gendo sulla indicata scala i mezzi millimetri per millimetri, avremo l’altezza 
barometrica, del tutto compensata dagli effetti delle variazioni di temperatura, 
che quella normale r ricevette. 
La compensazione del barometro a sifone, di cui ci occupammo in que- 
sto paragrafo, è preferibile a tutte le altre, per la sua semplicità, per la mo- 
dica spesa di esecuzione, ed anche perchè la massa del mercurio non essendo 
grande, questo liquido perciò riceve in ogni sua parte , con prontezza la 
temperatura dell’ ambiente. Ciò non accade in tutti quei sistemi grafi» 
<ci> nei quali deve il tubo barometrico, essere immerso in un pozzuolo di 
i 
