larga sezione, ove la massa del mercurio dev’ essere assai grande; ciò ca- 
giona un difetto non trascurabile in così fatti sistemi. Sarà utile avvertire, 
che il coefficiente dalla dilatazione, relativo al vetro, per essere variabile colla 
natura del vetro stesso, dovrà con ogni esattezza, il coefficiente medesimo 
sperimentarsi, per ciascun tubo barometrico. La compensazione però nel si- 
stema in proposito, ha il difetto, che le variazioni della colonna barometrica, 
dipendenti dalla pressione, sono ridotte alla metà, come in ogni barometro a 
sifone, in cui si osserva un solo livello. 
Veggasi per questa compensazione, ciò che riferisce il Sig. Radau, nel 
Bepertorium di Cari. Munchen , 1867, voi. 3.°, pag. 320, e 329. Pare che 
la prima idea di così fatta compensazione, appartiene’ ad Hough, nel 1866. 
(Idem, pag. 326). Anche Les Mondes, tome 17, pag. 8, parla su tale og- 
getto, ma in modo non ben chiaro. 
§• 9 - 
A Kew presso Londra, la compensazione termometrica del barometro, si 
eseguisce a questo modo : La superficie luminosa , che dev’essere costan- 
te (*), si trova coperta più o meno nella sua parte superiore, per mezzo di uno 
scranno, sospeso al braccio di un’asta, che galleggia sul mercurio di un ter- 
mometro aperto. Questo scranno sale e scende, colla temperatura, di una 
quantità esattamente uguale alla dilatazione della colonna barometrica. Da 
ciò risulta, che la linea zero, in luogo di essere una retta orizzontale, è una 
curva, che rappresenta la riduzione del barometro a zero. Ne discende altresì, 
che le distanze di questa curva da quella d el barometro, rappresentano le 
variazioni barometriche ridotte a zero. La curva del zero, fa per altra parte 
conoscere, la temperatura della colonna di mercurio per tutto, come, un ter- 
mometrografo. 
Però è da osservare, che l’asta, la quale ascende, o discende, ha bisogno di 
mantenersi verticale in questo suo moto; ed a tal fine dev’essere, guidata; lo 
che introduce un attrito nel sistema, e perciò cagiona una resistenza no- 
civa. 
(*) V. Les Mondes, t. 15, an. 1867, 2 e sèrie, p. 198. Ma per maggior chiarezza, si 
vegga il Rapporto del comitato di Kew pel 1866-67 (sezione A delle scienze fisiche e mat- 
tematiche). 
