193 
come pel solito ha luogo in pratica, e dalla (28) otterremo 
a * — /3 
(29) 
b a. — /3 
Se pongasi essere di ferro la verga, che indicammo con A, essendo l’altra B 
di ottone, avremo 
j8 = 0,000012 , a. = 0,000033 , 5 = 0,000180 , 
e sostituendo questi valori numerici nella (29), otterremo 
a 0,000180 — 0,000012 168 , 
0,000033 — 0,000012 21 
8 . 
Dunque le due braccia di leva M m', m' m, debbono essere nel rapporto 
di 8: 1, per produrre nell’ indicato sistema barometrico, l’automatica termo- 
metrica compensazione. 
§• 14 . 
Come già dicemmo, la compensazione ora descritta (fìg. 8), possiede 
la particolarità, che le divisioni della scala fotografata, non sono rigorosa- 
mente rettilinee, bensì ondeggiate. In fatti nell’ indicato sistema, la scala es- 
sendo mobile, ed il barometro fisso , le divisioni della scala fotografata in 
questo caso, debbono essere linee curve. Nella seguente costruzione, rappre- 
sentata dalla fìg. 9 , la quale non abbisogna di schiarimento, e fornisce un 
settimo sistema di compensazione barometrica, queste divisioni sono rettilinee, 
perchè si muove il barometro, e non la scala. Per l’abbassamento AA' del- 
l’estremo A di leva GA , prodotto dalla dilatazione delle due verghe M ed iV, 
una più, l’altra meno dilatabile, abbiamo le 
AA' = A' C-CA> 
CA' = -jDE= “ [EH-FG) = j{L« — Lp)9, 
