— 27 — 
dilazione del circolo cambiando opportunamente la posizione di questa relati- 
vamente all’asse del cannocchiale. 
Nel nostro strumento i circoli sono fissati all’asse di rotazione per mezzo 
di otto viti fra loro prossimamente equidistanti ; si è quindi tentato di spo- 
starli di 45° in 45°; ma i fori praticati nel circolo non si sono trovati coin- 
cidenti a quelli dell’ asse , in modo da potervi applicare le viti nelle diverse 
posizioni. 
Pel secondo circolo si è trovato che spostandolo di 90° i fori coincidevano 
in modo da potervi applicare le viti, e fissarlo convenientemente all’asse. 
Quantunque con questa disposizione non si potesse raggiungere lo scopo 
di spostare gli errori sistematici, pure si è creduto opportuno di fare una serie 
di osservazioni , se non altro per verificare se erano a temersi notevoli in- 
fluenze per gli errori accidentali della graduazione nelle due diverse posizioni 
del circolo. 
Nel seguente specchio Vili sono riportati i risultati di questa serie di os- 
servazioni fatte dal 2 novembre al 14 novembre; e da queste, considerate tanto 
nel loro medio, quanto isolatamente, è provato che i limiti di tale influenza 
sono piuttosto ristretti, e tali da ispirare fiducia sull’esattezza della graduazione. 
SPECCHIO Vili. 
Stelle 
Dirette 
Riflesse 
Stelle 
Dirette 
Riflesse 
X 
X 
X 
X 
al sud 
41.°53' 
Oss. 
41.°53 
Oss. 
al nord 
41.° 53' 
Oss. 
41.° 53 
Oss. 
ri 
33, "18 
2 
33, "21 
3 
Pnlai’f* P. T- 
34, 69 
1 
/3 Ariete 
33, 75 
3 
32, 50 
2 
Polare P. S. 
34, 66 
4 
33," 23 
4 
^ A riffe 
33, 04 
6 
50 Cassiopea 
34, 99 
3 
x Ariete 
33, 53 
3 
32, 60 
2 
i Cassiopea 
33, 99 
3 
33, 40 
2 
vj Toro 
33, 21 
3 
32, 97 
3 
a. Cassiopea 
34, 80 
3 
32, 80 
3 
41 Ariete 
33, 36 
2 
32, 71 
2 
d Perseo 
34, 49 
3 
Medii 
33, 40 
13 
32, 84 
18 
Medii 
34, 62 
17 
33, 14 
9 
Dal medio generale si ha X = 41.° 53'. 33", 50 , valore che convenien- 
temente si accorda con quelli ottenuti dalle altre serie. 
