Ripetuta questa indaginosa operazione tre volte, dal medio risultato so- 
nosi ottenuti i. seguenti errori per ogni diametro. 
Diametri Errori 
o.° 
0 
180.° 
• 
. 
. 
— 
0" 
9 
79 
10. 
» 
190. 
• 
— 
0 
> 
72 
20. 
i> 
200. 
• 
— 
0 
* 
32 
30. 
)> 
210. 
• 
H- 
0 
9 
44 
40. 
» 
220. 
• 
» 
— 
0 
9 
09 
50. 
» 
230. 
• 
-4- 
0 
9 
86 
60. 
» 
240. 
• 
— 
1 
9 
22 
70. 
» 
250. 
— 
1 
9 
11 
80. 
» 
260. 
• 
— 
0 
9 
86 
90. 
» 
270. 
— 
2 
9 
62 
100. 
» 
280. 
— 
1 
9 
47 
110. 
» 
290. 
• 
— 
0 
9 
61 
120. 
» 
300. 
• 
2 
9 
05 
130. 
» 
310. 
• 
-+- 
2 
9 
50 
140. 
» 
320. 
•S 
-+- 
3 
9 
37 
150, 
» 
330. 
• 
1 
9 
60 
160. 
)> 
340. 
• 
— f- 
0 
9 
76 
170. 
» 
350. 
• 
— 
1 
9 
31 
Senza pretendere che questi siano i valori definitivi dei ricercati errori, pos- 
sono però i medesimi ritenersi abbastanza approssimativi per dedurre la legge 
colla quale procedono, e l’ordine di loro grandezza. 
Nelle osservazioni sulla latitudine essendosi sempre fatte le letture coi 
quattro microscopi ad angolo retto, per dedurre le correzioni da applicarsi al 
medio delle quattro letture, ossia all’arco letto, basterà sommare a due a due 
gli errori dei diametri ortogonali, e prendere il quarto della somma; il quale 
cambiato di segno rappresenterà appunto la correzione richiesta dagli errori 
della graduazione del l.° circolo; e con ciò si ottengono; i seguenti risultali. 
