1! nadir viene determinato coll’oculare che si usa nella osservazione delle 
stelle, illuminando successivamente il filo equatoriale in diverse parti per mezzo 
della luce di lontana lampada, concentrata da una lente convenientemente di- 
sposta al disotto dei fili, e facendo collimare il filo oscuro sull’ immagine ri- 
flessa della parte illuminata. 
La collimazione fatta in questo modo, presenta tanta sicurezza, che da 
un’osservazione all’ altra rare volte si ottengono differenze superiori al decimo 
di secondo; quando però le osservazioni sono fatte in favorevoli condizioni di 
stabilità nella superfìcie riflettente del mercurio. 
Per l’osservazione delle stelle per riflessione e per la determinazione del 
nadir, il recipiente contenente il mercurio viene collocato sopra una robusta 
tavola indipendente dal pavimento su cui poggia l'osservatore. 
Quantunque lo strumento presenti , malgrado la sua grande elevazione 
dal suolo, una soddisfacente stabilità, pure essa non è tale da potersi ritenere 
da una sera all’altra del tutto invariabile il principio di numerazione; e ciò 
in forza principalmente delle variazioni della temperatura interna, dalle quali 
è alterata in modo non trascurabile la posizione relativa dei microscopi e del 
circolo graduato. 
Quindi ho creduto necessario di determinare in ogni sera di osservazione 
il punto zenitale; ed anzi ho generalmete praticato di determinarlo più volte 
nella stessa sera nel tempo delle osservazioni, quantunque ordinariamente si 
ottenessero ben piccole differenze. 
La graduazione dei circoli è di 2' in 2' , e perciò colle viti microme- 
triche si hanno a misurare soltanto intervalli minori di 2', ed anzi minori 
di 1', facendo la collimazione dei fili colla divisione più vicina allo zero della 
vite. 
11 valore in arco della rivoluzione delle viti micrometriche e delle sue di- 
visioni è stato determinato con varie serie di osservazioni , e si è ottenuto 
il valore medio r delle rivoluzioni pei quattro microscopi. 
r = 59",Q4 , 
e quindi il valore d di ognuna delle 60 divisioni che porta la testa delle viti 
d = 0",984 . 
I valori di r e d sono stati determinati per ogni serie di osservazioni , 
e coi singoli valori si è ridotta ciascuna lettura, abbenehè siano sempre rie- 
scite assai piccole le differenze fra i valori stessi. 
