sulla Polare ne’ suoi passaggi inferiori e superiori; e dai risultati medii otte- 
nuti si è ricavata una prova degli angusti limiti in cui sono ristrette le in- 
fluenze degli errori istrumentali : essendosi vericato un soddisfacente accordo 
fra i valori separatamente ottenuti coi due distinti processi. 
Prima d’intraprendere la discussione delle osservazioni sarebbe opportuno 
di premettere una dettagliata descrizione dello strumento meridiano, ma tale in- 
carico essendo stato molto convenientemente esaurito dal mio illustre predeces- 
sore il prof. Don Ignazio Calandrelii da poco tempo mancato all’osservatorio ed 
alla scienza , nella interessante Memoria « Descrizione scientifica del Circolo 
Meridiano delV osservatorio del Campidoglio » pubblicata nel 1855 , così mi 
limiterò ad accennare alla circostanza quelle particolarità, che saranno richie- 
ste a schiarimento delle cose che si andranno esponendo. 
Il nostro strumento meridiano è corredato di due circoli , uno all’ est , 
l’altro all’ovest del cannocchiale , di eguali dimensioni e collo stesso sistema 
di graduazione ; ma la lettura degli archi non può effettuarsi che sopra un 
solo circolo per volta, avendosi un solo apparato microscopico collocato dalla 
parte dell’est. 
Rovesciando però lo strumento si possono alternativamente usare i due 
circoli, e quindi ottenere due sistemi {di osservazioni indipendenti fra loro, dai 
risultati delle quali possono ricavarsi dati opportuni per rilevare i limiti delle 
influenze degli errori istrumentali, specialmente per ciò che riguarda la gra- 
duazione dei circoli e la diversità della flessione del cannocchiale secondo che 
esso viene diretto al sud o al nord. 
Il tubo del cannocchiale è costruito in modo che può invertirsi la po- 
sizione dell’ oculare in quella dell’ obbiettivo ; il che mentre torna opportuno 
per rendere sensibili le influenze delle irregolarità di figura e posizione dei perni, 
e per ottenerne una conveniente compensazione, riesce poi utile per istudiare 
la flessibilità del tubo del cannocchiale. 
Il principio di numerazione, o lo zero per le distanze zenitali si può ot- 
tenere, o per mezzo del nadir determinato colla riflessione dei fili sull’ oriz- 
zonte, o per mezzo della orizzontale determinata coll’osservazione diretta e per 
riflessione di stelle opportunamente scelte al nord e al sud dello strumento. 
II micrometro è costruito in modo da poter rischiarare i fili per la de- 
terminazione del nadir, tanto dalla parte del nord, quanto da quella del sud, 
onde escludere qualunque errore personale o sistematico nella determinazione 
stessa. 
