curio che passa dalia vaschetta nel tubo, che è espresso dal primo membro 
dell’equazione (n), altrettanto è il volume del manicotto immerso nuovamente, 
che è espresso dal secondo: poiché per ipotesi qui non vi è nessun altro mezzo 
fuorché l’ idrostatico per ristabilire l’equilibrio. 
In questa immersione però il manicotto scenderà più o meno dentro il 
mercurio secondo la sua sezione minore o maggiore ; e la quantità relativa 
per la variazione h della pressione, ossia la sua sensibilità, ci sarà data dalla 
equazione (n). Dessa somministra 
C h 
X ~~ (M + T)-G * 
M -4- T, esprime la sezione del manicotto compreso il vuoto interno: e detto 
R' il suo raggio, ed R quello dell’ interiore della camera sarà 
R 2 Ù 
X “ R'2— R2 • 
Si vede che se R' = R la sensibilità è infinita, e se R' < R l’equilibrio è im- 
possibile come nel barometro senza manicotto, ove sia fornito solo di leva a 
braccia eguali (a). 
Del resto in pratica vi è un limite nelle corse che non può oltrepassarsi, 
ed e quando la camera barometrica venisse a toccare il livello della vaschetta, 
onde in pratica la massima escursione del tubo non potrà eccedere 0 m ,70. Nei 
nostri]climi la massima escursione barometrica essendo circa 50 millim., è chiaro 
[a) Il sig. Radau ha preteso che l’equilibrio era possibile anche in questo caso, come 
nel barometro di Moreland, purché, diceva esso, 1’ indice si facesse pesante. Ma allora cam- 
bia il sistema, e la leva di questa forma 
0 abe è equivalente a una di quest’ altra mn 
in cui i due bracci b e c sono riuniti in un 
solo n. Del resto molte altre inesattezze sono 
c state da esso inserite nella sua descrizione 
dello strumento nostro , che sarebbe troppo lungo rilevare. Così avea supposto che la leva 
di quello che stava all’ Esposizione fosse angolare, e non lo è : disse che l’orologio era quello 
che apriva è chiudeva il circuito del vento ad ogni secondo, e non è vero. Che il Meteoro- 
grafo di Wilde avea 1’ igrometro a capello , e non vi era : e via discorrendo. Rappresentò 
l’indicazione elettrica della velocità del vento come cosa comune ad altri sistemi , mentre è 
affatto originale, e anteriore anche al meccanismo consimile immaginato dal Gen. Morin pel. 
suo ventilatore (V. Moniteur scientifique , 1867). 
