dampf bei einem auf 0 reducirten Barometerstand von 28 Zoll 
bestimmt, während fast alle bei uns zu erhaltende Instrumente 
einen unrichtigen Siedpunkt haben , der nur für 26 — 27" Baro- 
meterstand gilt, also um 0,8 bis 1,6° zu tief steht, was die 
Folge hat, dass z. B. bei 10° ein um 0,1 bis 0,2° zu hoher 
Thermometerstand erhalten wird. Diese Betrachtung, auf Thermo- 
meterangaben von so früher Zeit angewandt, dürfte obiges Resultat 
.vielleicht noch mehr zu Gunsten des Jahres 1846 modificiren. 
Vorstehende Beobachtungs-Resultate wurden an Instrumen- 
ten erhalten, die in völlig freier Luft gegen NO, 25' über 
dem Boden aufgehängt sind an einem Ort, der weder von 
directen noch reflectirten Sonnenstrahlen getroffen wird. Ob sie 
aber auch dem Einfluss der strahlenden Wärme — die gegenüber- 
liegenden Gebäude sind 40' entfernt — entzogen sind, ist eine 
andere Frage. Um diess zu entscheiden , hieng ich in der Nähe 
ein Thermometer in einem kleinen hölzernen Kasten so auf, 
dass zwar die Luft überall den freiesten Zutritt dazu hatte, der 
Zutritt der strahlenden Wärme aber, sowie die nächtliche Aus- 
strahlung unmöglich gemacht war. Die nöthige Uebereinstimmung 
der Thermometer wurde vorher durch genaue Correction derselben 
erzielt* Folgendes sind die Resultate dieser Beobachtungen: 
