- -402 
/ 
\ 
L 
7 
lässt, oder bei grösserer Scbneemenge 
eine bestimmte Menge heissen Wassers 
zugiesst und diese bei der Messung des 
geschmolzenen Wassers in Abzug bringt. 
Bei starken Schneefällen ist es nöthig, 
die in die Oeffnung A gekommene Scbnee- 
menge während des Schneefalls einzu- 
drücken , sobald sie hoch herauf kommt, 
weil sonst der Wind bei einem über die 
Oeffnung hervorragenden Stand des 
Schnees im Gefäss die weiter fallenden 
Schneeflocken von dem Gefäss wegtrei- 
ben könnte. Es genügt auch ein Gefäss 
mit blos i par. Quadratfuss Oeffnung, 
oder £ Fuss Seite, nur muss alsdann 
das jedesmalige Resultat, mit 4 multi- 
plicirt, in die Tabelle eingetragen werden. 
b) Die Messung des gefallenen Wassers geschieht mittelst zweier 
Messgefässe. Das eine ist von lackirlem Weissblech, ein Cubus von 
3 par. Zoll Seite, also 27 Cubikzoll Rauminhalt. Das andere ein 
cylinderförmiges Glas von etwa 1 Zoll Durchmesser, welches vom 
Mechaniker auf der Seite eine Eintheilung nach ganzen und halben 
par. Cubikzollen hat. Das im üntersatz B befindliche Wasser 
wird, je nach Beschaffenheit seiner Menge, in das eine oder 
das andere Gefäss ausgegossen und die Zahl der gefundpnen 
Cubikzolle notirt. 
c) Die abgekürzte Bezeichnung der verschiedenen Arten 
von Niederschlägen des meteor. Wassers kann folgendermassen 
geschehen. 
Rg. starker Regen; 
rg. schwacher , kurz dauernder Regen ; 
Rgtrpf. Regentropfen, sehr geringer Grad des Regens der 
lntentität und Dauer nach; 
RslRg. oder Rslrg. starker oder schwacher Rieselregen; 
Nbrsln, Nebelrieseln, mit Nebel verbundener Rieselregen; 
StrchRg. oder Strchrg. , Strichregen; 
