Ein verbessertes Richthofen’sches „Horizontalglas“. 
253 
stellen geschieht mittels einer Mikrometerschraube, deren Kopf 
als Zahlrädchen zum direkten Ablesen der Gefällprozente dient 
(vergl. Fig. 1). 
Will man die Neigung vom Auge des Beobachters zu einem 
bestimmten Landschaftspunkte ermitteln, so hält man das Hori- 
zontalglas wie ein Fernglas mit der linken Hand und dreht gleich- 
zeitig am Zahlrädchen mit der rechten , bis die Libelle auf die 
Mitte zwischen die beiden Teilstriche fällt. Ein Stift zeigt auf 
dem Rädchen die Zahl der Gefällprozente. Die Zehntelprozente 
können ohne Schwierigkeit geschätzt werden, wie z. B. + 3,2 °/o, 
das heißt vom Auge des Beobachters bis zu dem anvisierten Punkt 
ist eine Steigung von 3,2 °/ 0 vorhanden. Nach einiger Übung ist 
man imstande, eine solche Messung in weniger als einer halben 
Minute auszuführen. So können mit dem neuen Instru- 
mentchen Gefälle von + 4 °/o bis — 4°/o in der denkbar 
kürzesten Zeit gemessen werden. Die Genauigkeit von 
etwa + 0,1 ü /o ist für die meisten Fälle ausreichend. 
Soll das Instrumentchen zum Auf suchen des mathematischen 
Horizontes dienen, so stellt man einfach das Rädchen auf 0 und 
verwendet es in genau gleicher Weise wie das gewöhnliche feste 
Horizontalglas. Von der kaum nennenswerten Volumvermehrung 
abgesehen, bietet das neuverbesserte Horizontalglas nur Vorteile, 
ohne Nachteile mit sich zu bringen. 
Außer der Bestimmung von Gefällen, die im Vergleich zum 
Gesichtsfeld des Beobachters radial liegen, sind im Gelände fast 
ebenso häufig Neigungslinien zu messen, die zum Gesichtsfeld des 
Beobachters tangential liegen. Wir sehen z. B. eine Schicht- 
kante in einer Entfernung von einigen Kilometern und befinden 
uns annähernd in der streichenden Verlängerung der Schicht- 
fläche , oder auf der anderen Talseite alte Erosionsterrassen, 
deren Neigungen genauer bestimmt werden sollten, als es das am 
Kompaß angebrachte Klinometer mit Gradeinteilung gestattet. Auch 
diese Art von Gefällmessung ist beim verbesserten Horizontalglas 
besonders berücksichtigt, indem die Libelle auch von der 
Seite abgelesen werden kann. Man hält das prismatische 
Rohrstück mit der ausgestreckten Linken, diesmal aber senkrecht 
zur Sehrichtung und ohne zu „verkanten“, bringt die Prismakante 
in Übereinstimmung mit der zu messenden Terrainlinie , dreht 
gleichzeitig mit der Rechten das Rädchen, bis die Libelle in der 
Mitte steht, und liest dann wie vorher das Gefälle in Prozenten ab. 
Aus der obigen Beschreibung ergibt sich die vielseitige An- 
wendung des verbesserten Horizontalglases mit Prozentablesung 
von selbst. Besonders geeignet ist es für Flachlandaufnahmen. 
Hat man eine Karte ohne Höhenkurven, jedoch mit einzelnen ver- 
messenen Punkten zur Hand , so dient es zum Höhenmessen als 
Ersatz des nicht immer zuverlässig arbeitenden Aneroidbarometers. 
