356 
E. H. Kraus und L. J. Youngs, 
Ein neuer Erhitzungsapparat zur Bestimmung der Änderungen des 
optischen Achsenwinkels bei höheren Temperaturen. 
Von E. H. Kraus und L. J. Youngs in Ann Arbor. 
Mit 3 Textfiguren. 
Vor kurzem haben wir gezeigt, daß, um zuverlässige Werte 
über die Größe der optischen Achsenwinkel bei höheren Tem- 
peraturen zu erhalten , die betreffenden Kristallplatten in einer 
Flüssigkeit, am zweckmäßigsten in Öl, und nicht in Luft, wie in 
den meisten der früheren Untersuchungen geschehen ist, erhitzt 
werden müssen. In den Arbeiten über die Änderungen der optischen 
Achsenwinkel in Gips 1 und Glauberit 2 wurde der gewöhnliche 
metallene Erhitzungskästen eines FuESs’schen Achsenwinkelappa- 
rates als Ölbad angewandt. Die Erhitzung erfolgte dann durch 
Anwendung von zwei Gasbrennern. Obzwar die Temperatur ziemlich 
gut reguliert werden konnte, waren wir jedoch nicht imstande, 
den metallenen Kasten , welcher mit zwei Glasfenstern versehen 
ist, ganz öldicht , besonders bei den höheren Temperaturen , zu 
machen. Daher wurde der Versuch gemacht, einen neuen Er- 
hitzungsapparat zu konstruieren , worin ein aus planparallelen 
Wänden bestehendes, aber feuerfest zementiertes Glasgefäß die 
Flüssigkeit enthalten und die Erwärmung mittels einer Erhitzungs- 
spirale stattfinden soll. Diese Notiz gibt daher eine Beschreibung 
dieses Apparates, sowie auch neuere mit demselben gemachte Be- 
obachtungen über die Temperaturen der Einachsigkeit des Gipses 
für Licht von verschiedenen Wellenlängen. 
Der Kasten besteht aus Messing und ist 10 cm lang, 7 cm 
hoch und 3,5 cm breit, und außen mit dickem Asbest überzogen. 
Fig. 1 gibt einen Längen- , Fig. 2 einen Querdurchschnitt durch 
das Zentrum des Kastens an. M ist ein Zapfen zum Einstechen 
und Festhalten auf dem Achsen winkelapparat. S ist die aus Platin- 
draht bestehende Erhitzungsspirale, während 0 die Öffnungen vorn 
und hinten vorstellt, so daß die zwei Linsensysteme des Achsen- 
winkelapparates dicht an den Wänden des Glasgefäßes G ange- 
bracht werden können. X sind Schrauben zum Justieren des 
Glasgefäßes. Die Stellungen der zwei Thermometer werden durch 
die Buchstaben T und T‘ angedeutet. Die zu untersuchende 
Kristallplatte taugt durch die sich im Deckel beündende Öffnung 
in das Gefäß hinein und wird dann zwischen den Thermometern 
wie üblich zur Beobachtung von Interferenzfiguren richtig zentiert 
und justiert. 
Um möglichst genaue Werte zu erhalten, ist es aber zweck- 
mäßig, den Erhitzungsapparat nach dem Justieren der Ivristall- 
1 Kraus und Youngs, N. Jahrb. f. Min. etc. 1912. I. p. 123, 146. 
2 Kraus, Zeitschr. f. Kristallogr. u. Min. 1913. 52. p. 321 — 326. 
