358 
E. H. Kraus und L. J. Youngs, 
platte, aber ohne Einstellung der Thermometer, noch mit einem 
aus Asbestpappe bestehenden Kasten einzuschließen , so daß sich 
eine größere Luftschicht zwischen dem Erhitzungskasten und der 
Asbestpappe befindet. Die Linsensysteme müssen dann selbstver- 
ständlich teilweise aus diesem Asbestkasten hervortreten, während 
die Thermometer durch denselben in das Ölgefäß hineindrängen. 
Mit dieser Einrichtung kann man 
dann die Temperatur gut kon- 
trollieren und dieselbe sehr allmählich steigen oder fallen lassen. 
Um den Apparat zu prüfen , 
haben wir unter Anwendung 
eines FuESs’sclien Monochromators 
die Temperaturen, bei welchen 
der Gips Einachsigkeit für verschiedene Wellenlängen zeigt, be- 
stimmt. Bei den in der folgenden Tabelle angegebenen Tempera- 
turen sind die nötigen Korrektionen wegen des Hervorragens der 
Thermometer angebracht worden. 
Einachsigkeitstemperatur 
en des Gips für Strahlen 
von verschiedenen 
Wellenlängen. 
Wellenlänge 
Temperatur 
463 u/u . . . 
. . . . 87,5° C 
467 
. . . . 87,7 
470 
. . . . 87,8 
472 
. . . . 87,95 
480 
. . . . 88,2 
487 
. . . . 88,4 
495 
. . . . 88.6 
500 
. . . . 88,7 
502 
508 
. . . . 88,9 
513 
. . . . 89,0 
518 
. . . . 89,2 
565 
. . . . 89,4 
573 
. . . . 89,3 
578 
. . . . 89,25 
581 
. . . . 89.2 
588 
. . . . 89,15 
590 
.... 89.1 
595 
.... 89,05 
600 
.... 89,0 
612 
.... 88,85 
616 
622 
631 
.... 88,4 
638 
.... 88,2 
646 
.... 87.9 
657 
666 
.... 87,0 
