Zwei Demonstrationsapparate für Resultate der Kristallphysik. 475 
der Gewichte dient die Platte A, welche links um eine horizontale 
Achse drehbar befestigt ist und rechts durch eine von der Kurbel I\ 
aus zu regierende Schnur gehoben und gesenkt werden kann. Um 
die Biegung sichtbar zu machen , wird auf dem freien Ende des 
Stäbchens, am einfachsten mit einer kleinen Drahtfeder, ein Spiegel 
befestigt (Fig. 2), in den man (eventuell unter Zuhilfenahme eines 
totalreflektierenden Prismas) das Licht einer kleinen Nernstlampe 
vertikal von oben herab leitet; eine über dem Spiegel befestigte 
Linse entwirft ein Bild des Leuchtstiftes an der Zimmerdecke, an der 
passend eine quadratisch geteilte weiße Fläche (Koordinatenebene) 
angebracht wird, die gestattet, Drehungen 
des Spiegels sowohl um die Längs- als um 
die Querachse des Stäbchens abzuschätzen. 
Der Apparat wird so aufgestellt, daß 
bei Benützung eines isotropen Stabes das 
Lichtbild sich längs der einen („Biegungs“-) 
Koordinatenachse bewegt. Kristallstäbe , 
deren Orientierung eine spontane Drillung 
bei Biegung verlangen , geben dann eine 
(kleine) Ausweichung des Lichtbildes aus 
der Biegungsachse. 
Ersetzt man die Nernstlampe durch ein horizontales Fernrohr, 
vor dessen Objektiv ein total reflektierendes Prisma angebracht 
ist , so kann man bei geeigneter Güte des Spiegels und Feinheit 
der Koordinatenteilung mit der beschriebenen Vorrichtung recht 
genaue Messungen an stellen. Herr Reimers 1 hat mit einem der- 
artigen Apparat die Biegungsmoduln von Gips innerhalb der Spalt- 
ebene an den CoROMiLAs’schen Präparaten 1 2 beobachtet und auch zum 
ersten Male die von mir vor langer Zeit aus der Theorie abgeleitete 3 
spontane Drillung nicht nur festgestellt, sondern in bester Überein- 
stimmung mit dem theoretischen Gesetz erwiesen. Da die spon- 
tane Drillung in der Spaltebene wiederholt ihr Vorzeichen wechselt, 
ist sie auch in gewissen Bereichen sehr klein. Man muß somit 
für ihre Demonstration Sorge tragen , Orientierungen zu wählen, 
für welche sie möglichst groß ist. Daneben wird zur Illustration 
der Verhältnisse lehrreich sein, eine Orientierung zu wählen, wo 
nach der Theorie die spontane Drillung fehlt, - — zumal der- 
gleichen Präparate für die eigentlichen Drillungsmessungen in 
erster Linie in Betracht kommen. 
Zur Beobachtung der eigentlichen, d. h. durch ein Drehungs- 
moment um die Längsachse bewirkten Drillung wird das Stäbchen 
an seinem bisher freien (rechten) Ende mit einer feinen Schrauben- 
1 Th. Reimers, Phys. Zeitschr. 14. p. 276. 1913. 
2 S. A. CoROiqiLAS, Diss. Tübingen 1874. 
3 W. Voigt, Wied. Ann. 16. p. 213, 398. 1882. 
