476 
W. Yoigt, 
spitze in einem Punkte seiner Mittellinie gestützt, ein Verfahren, 
das bei sehr flachen Stäbchen unbedenklich ist. Diese Schraube ist 
in Fig. 1 bei t sichtbar — aber nicht ganz in der richtigen Stel- 
lung — , bei der Beobachtung muß die Spitze unter der belasteten 
Stelle stehen. Die Anordnung der Figur ist der Deutlichkeit wegen 
gewählt. Auf dem Ende des Stäbchens ist ein leichter Hebel hh 
aus Aluminium befestigt, an dessen einem Ende das belastende 
Gewicht angebracht wird. Die Arretierung und Freigabe geschieht, 
wie bei der Biegung, mit Hilfe der Arretierungsplatte A. Der 
Spiegel zur Beobachtung der Drillung ist unabhängig von dem 
Hebel direkt auf dem Stäbchen befestigt. Theoretisch zulässig ist 
die beschriebene Anordnung nur für Stäbchen, deren Orientierung 
eine spontane Biegung bei Drillung ausschließt; für eine bloße 
Demonstration braucht man es so genau nicht zu nehmen. 
Ist der Querschnitt ein Rechteck von hinreichend großem 
Quotienten der beiden Seiten, so hängt die Drillung nur von einem 
Modul ab, der symmetrisch ist in den Richtungswinkeln der Längs- 
und der größeren Querdimension. Während also bei den beschrie- 
benen Gipsstäbchen der Drillungsmodul innerhalb der Spaltungs- 
ebene variiert, ist er für zueinander normale Längsrichtungen 
immer derselbe. Genaue Angaben über den Verlauf des Drillungs- 
moduls finden sich in einer neuen Arbeit des Herrn Reimers h 
Für die sogen. Beobachtungen hat gleichfalls der hier beschriebene 
Apparat gedient. 
Was die Auswahl geeigneter Präparate angeht, so sei be- 
merkt, daß ein Gipsstäbchen, dessen Längsachse normal zur Rich- 
tung des faserigen Bruches steht, nahezu den größten in der 
Spaltungsebene vorkommenden Wert der spontanen Drillung bei 
Biegung liefert. Ein Stäbchen , dessen Achse mit dem faserigen 
Bruch einen Winkel von 48°, mit dem muscheligen einen solchen 
von — 17° einschließt, gibt nahezu die kleinste, ein solches mit 
den bezüglichen Winkeln von 138° und 73° gibt nahezu die 
größte Biegung in der Spaltungsebene, bei fast unmerklicher 
spontaner Drillung. Dabei ist es sehr instruktiv, daß diese beiden 
bezüglich der Biegung so ungleichwertigen Präparate bezüglich 
der Drillung durch ein Moment um die Längsachse ganz gleich- 
wertig sind. In Betreff der Quarzstäbchen sei wiederholt, daß 
die Orientierung der Längsachse normal zur kristallographischen 
Hauptachse, am besten parallel einer Nebenachse, sich empfiehlt. 
Zwei Stäbchen , deren Breitseiten resp. parallel und normal zur 
Hauptachse liegen, liefern sehr beträchtlich verschiedene Drillungen 
durch Momente um die Längsachse. Natürlich müssen Stäbchen, 
die hinsichtlich ihrer Eigenschaften verglichen werden sollen, ziem- 
lich genau übereinstimmende Längs- und Querdimensionen besitzen. 
Th. Reimers, Diss. Göttingen 1914. 
