484 
G. Weissenberger, 
fadenelektrometer von Elster und Geitel *, über welchem ein 
Zylinder aus Zinkblech aufgestellt ist, der die emanationshältige 
Luft aufnimmt und durch eine Batterie auf ein konstantes Potential 
aufgeladen wird. In diese Ionisationskammer ist isoliert ein 
Metallstab eingeführt, der in leitender Verbindung mit dem Quarz- 
faden des Instrumentes steht. Der im Zylinder sich ausbildende 
Sättigungsstrom kann daher gemessen werden, wenn die Konstanten 
der Anordnung bekannt sind. Für die Bestimmung des Radiums 
wird die Luft in einem geschlossenen Kreislauf, für die Messung 
des Mesothoriums mit bestimmter, gleichbleibender Geschwindigkeit 
durch den Apparat geschickt, nachdem sie vorher die Lösung der 
zu untersuchenden Substanz passiert hat. Bei letzterer Bestimmung 
wird der erhaltene Stromwert mit dem verglichen, den eine Lösung 
von bekanntem Mesothoriumgehalt unter den gleichen Bedingungen 
zu liefern imstande ist. Bei der Radiummessung strebt man einen 
wohldefinierten Gleichgewichtszustand an, aus welchem sich die 
gesuchten Werte berechnen lassen. Um die Emanationsabgabe zu 
erleichtern, werden die Flaschen stark geschüttelt. 
Die Sinter waren durch Salzsäure leicht in Lösung zu bringen. 
Zur Abscheidung der Kieselsäure wurde eingedampft, filtriert und 
gut gewaschen. Um ganz genau zu gehen, schloß man den Rück- 
stand auf und untersuchte die erhaltene Lösung. Da sich aber 
in allen Fällen ein Gehalt von höchstens 1 °/o des Wertes aus 
der sauren Lösung ergab, wurde diese Vorsichtsmaßregel späterhin 
aufgegeben. Das Gestein mußte mit Natriumcarbonat geschmolzen 
werden. Durch Auslaugen der Schmelze erhielt man eine alkalische 
Flüssigkeit, die Behandlung des Rückstandes (wie beim Sinter) 
mit Salzsäure lieferte die saure Lösung. Beide Lösungen wurden 
gemessen und die Zahlen summiert. Um nach dem Einfüllen in 
die Flaschen die Emanation vollständig zu entfernen, bediente man 
sich des Ausschüttelns unter gleichzeitigem Durchsaugen eines 
kräftigen Luftstroms mit der Wasserstrahlpumpe. Nachher wurden 
die Flaschen geschlossen und mit einem kleinen Vakuum versehen, 
das Sicherheit gegen das Entweichen von Emanation bieten sollte. 
Das Vorhandensein dieses Vakuums unmittelbar vor der Messung 
war ein Beweis für den dichten Abschluss. Nach genügend langef 
Anreicherung wurden die Flaschen an die Ionisationskammer an- 
geschlossen und ausgepumpt. 
Das Stromäquivalent für 1 g Radium in der benützten Appa- 
ratur wurde nach der Formel von Duane und Laborde 1 2 aus dem 
theoretischen Wert von 6,0 • 10' 5 st. E. für die vollausgenützte 
Strahlung mit 4,93 • 10 6 st. E. berechnet und mit dem Wert, der 
sich aus der Eichung mit Hilfe einer Radiumnormallösung ergab, 
1 Physikalische Zeitschrift. Jahrg. 1909. p. 664. 
2 Vergl. Curie, Die Radioaktivität. 1913. 
