H. Michel, Eine Apparatur zur Beobachtung etc. 551 
in einem bestimmten Tropengebiet auf einen geringeren oder einen 
größeren Teil des Jahres beschränkt ist. Weiter ist es von größter 
Wichtigkeit, ob die Regenzeit oder Regenzeiten mit der kühleren 
oder wärmeren Jahreszeit des betreffenden Gebiets zusammen- 
fallen . Trockenheit und Wärme sind, jeder Faktor für 
sich, der Humusbildung feindlich, Feuchtigkeit und 
Kälte befördern dieselbe. Je nach dem Über wiegen 
des einen oder andern Faktors nach Menge und Zeit- 
dauer im Verlauf eines Jahres können unzählige 
klimatische Nuancen entstehen und somit auch die 
verschiedensten Bodenarten. So steht z. B. zu erwarten, 
daß bei feuchtem Winter und trockenem Sommer humusärmere Böden 
sich bilden, als bei trockenem Winter und feuchtem Sommer, wenn 
wir gleiche Temperaturgänge und sonstige gleiche meteorologische 
Verhältnisse, sowie gleiche Gesteinsbeschaffenheit der Gelände 
voraussetzen. 
Es steht zu hoffen, daß die genaue Verwertung aller meteoro- 
logischen Einzelheiten, insbesondere aber des jährlichen Ganges 
von Feuchtigkeit und Temperatur wichtige Aufschlüsse über die 
Bildungsweise der Bodenarten bringen werden. 
Berlin, im März 1914. 
Eine Apparatur zur Beobachtung der Lumineszenzerschdnungen 
von Mineralien in Kathoden- und Röntgenstrahlen. 
Von H. Michel in Wien. 
Mit 2 Textfiguren. 
Ohne hier auf die umfangreiche Literatur über Lumineszenz- 
erscheinungen von Mineralien , mit denen sich bereits zahlreiche 
Abhandlungen befassen , einzugehen, ist im folgenden eine Ver- 
suchsanordnung beschrieben, welche es gestattet, ein Mineral 
nacheinander mit Röntgen- und Kathodenstrahlen zu beleuchten, 
ohne daß das Mineral seine Lage wechseln oder die Vakuumröhre 
vorher neu evakuiert werden müßte. Die zu diesem Zwecke 
konstruierte Röhre ist in Fig. 1 schematisch abgebildet; die 
Konstruktion rührt von Herrn Dr. G. Schwaiger in Wien und 
vom Verf. her und es sei auch hier Herrn G. Schwaiger für seine 
Unterstützung bestens gedankt. 
Die Röhre wird mit Hilfe eines Schliffes S auf einen Unterteil 
(T,S,P) aufgesetzt, der wiederum durch einen Zwischenschliff mit 
einer GÄDE’schen Stufenpumpe zum Evakuieren verbunden ist; der 
bei PP vorhandene Raum dient zur Aufnahme von Phosphor- 
pentoxyd, auf dem Unterteil ist dann direkt der Tisch J 7 an- 
gebracht, der die zu untersuchenden Minerale trägt. Dieser l iscli 
