552 
H. Michel, Eine Apparatur zur Beobachtung* etc. 
ruht auf einem durchbrochenen Gestell, die offenen Stellen des- 
selben sind mit feinen Netzen überspannt, um zu vermeiden, daß 
Gegenstände in die Pumpe fallen können. Der Tisch ist aus Holz 
anzufertigen, weil durch Verwendung von anderem Material, etwa 
Aluminium, leicht die Reinheit der Erscheinungen gestört werden 
kann , da beim Auftreffen von Kathodenstrahlen auf den Tisch 
Röntgenstrahlung entstehen kann. Je nach dem Zwecke, zu dem 
der Tisch dient, wird er verschiedene Gestalt und Größe haben. 
Die eigentliche aufsetzbare Röhre zeigt bei C und bei A je 
eine eingeschmolzene Kathode aus Aluminium (die Kathode bei A 
ist nach einer Kugelfläche gekrümmt, die bei C ist eben), sowie 
bei B eine aus Platin gearbeitete Antikathode; die Antikathode 
kann mittels des Hebels H mit der Kathode bei C verbunden 
werden. 
Die Röhre wird so in den Stromkreis eines Induktors J 
eingeschaltet , daß die Zuleitungsdrähte bei A und bei C einge- 
hängt werden. Fig. 2 stellt die Schaltung dar; in den Strom- 
kreis des Induktors J ist ein Kommutator K eingeschaltet, der 
es ermöglicht, einmal die Kathode bei C zur Kathode werden zu 
lassen, dann fungiert A als Anode, oder umgekehrt A zur Kathode 
werden zu lassen, dann fungiert C als Anode. Im ersteren Falle 
gehen von C Kathodenstrahlen aus und treffen den Tisch T, im 
letzteren Falle gehen von A Kathodenstrahlen aus, treffen auf die 
Antikathode bei B, es entsteht eine Röntgenstrahlung und bei 
entsprechender Neigung von A und B zueinander trifft die Röntgen- 
strahlung gleichfalls den Tisch T; für diesen Fall werden auch 
Fig. 1. 
Fig. 2. 
