u 
V. de Souza-ldaiidao. 
von Thieren, welche lieulzuUige in den oslmssischen Slei)|)en zu- 
sammen mit Foet. Eceysmanni lel)en. 
J)ie Länge des fossilen Unterkiefers von der Mitte des Gelenk- 
kopfes (Proc. condyl.) I)is zur Yordei-seite des Ganinus i)eträgt 38,8. 
die Länge der Backenzahnreilie 19, die des Sectorins 8,3, die des 
ni2 nur 1,3 mm. Bei einem gemeinen lltiss, der nicht ganz so alt 
ist, wie der fossile, linde ich für die genannten Dimensionen: 43,5, 
21, 8 und 2,4 mm. 
lieber eine Skala von Lichtbrechungs-Indicatoren. 
Von V. de Souza-Brandao. 
Lissal)on, November 1903. 
Ebenso wie der Brechungsindex eines Mineralkorns sicli da- 
durch l)estimmeu lässt, dass man mittelst leiclit anzuwendender 
Kriterien zwei Flüs.sigkeiten, zwischen deren von einander wenig 
verschiedenen Indices der Index des Korns liegt, oder gar eine 
Flüssigkeit von sehr annähernd gleichem Breclmngsvermögen her- 
stellt, so lässt sicli umgekehrt der Brechungsindex einer Flüssigkeit 
in der Weise feststellen, dass man mittelst jener Kriterien zwei feste 
Körper findet, deren Indices denjenigen der Flüssigkeit sehr nahe 
einscliliessen. 
Von diesem, übrigens nicht neuen Gedanken geleitet, schlug 
der Verfasser Herrn G. Leiss, dem liekannten wissenschaftlichen 
Leiter der R. FuESs’schen Werkstätten, vor, eine aus mehreren, in 
Bezug auf den Brechungsindex möglichst gleichmässig abgestuften Mi- 
neralstückchen bestehende Skala herzustellen. Die Stückchen sollten 
dabei zu 5 oder G auf mehreren länglichen Objektträgern in gleichen 
Abständen, dem Steigen resp. Fallen der Indices entsprechend, ge- 
kittet werden, und der Unterschied der Indices zwei auf einander 
folgender Glieder sollte womöglich l'o Einheiten der zweiten Deci- 
malstelle, im Feldspathbereich aljer die Eiidieit dieser Stelle selbst 
nicht erreiclien. 
Der Anwendung von Mineralien als Indicatoren standen 
mehrere Schwierigkeiten im Weg: die Seltenheit und der hohe Preis 
gewisser Mineralien, wenn sie in Bezug auf Diu'chsichtigkeit, Grösse 
etc. den Zweck erfüllen sollten; die Nothwendigkeil, die Polarisations- 
richtung der für den Brechungsindex in Betracht kommenden Welle, 
bei den meisten den anisotropen Mineralien angehörenden Gliedern, 
parallel der Unterlage zu orientiren und ausserdem in ein bestimmtc^s 
Azimut zu richten und, damit in Zusammenhang, die Nothwendig- 
keit in polarisirtem Lichte zu arbeiten; ganz besonders aber hei 
ins Gewicht die uuumgängiiche rellektometrische Bestimmung der 
Brechungsindices aller Mineralstückchen jeder neuen Skala in 
