üebei’ eine Skala von JJchtbi-ecliungs-indicaloren. 
15 
der Werkstatt, da die Mineralien nicht nur von einem Fundort 
zum anderen, sondei’ii selbst innerlialb ein und desselben Fundorts 
ihre Brecliungsindices z. Th. sehr stark ändern. 
Hen- C. Leiss, der mich auf diese Naclitheile aufmerksam 
machte, die Brauchbarkeit der Indicatoren-Skala aber sofort er- 
kannte, schlug vor, anstatt Mineralien Glasarten der technischen 
Optik zu verwenden, deren es eine grosse Menge giebt, untei- 
denen man eine genügende Anzahl mit den gewünschten kleinen 
Unterschieden des Brechungsvermögens aus wählen kann; zugleich 
Brauchten die indices der Indicatoren nur einmal für jede übe]- 
haupt zu verwendende Glasart bestimmt zu werden, wodurch eine 
bedeutende Arbeitsersparniss, also Preiserniedrigung, der Benützung 
von Mineralien gegenüber, erzielt werden sollte. 
So sind sämmtliche Schwierigkeiten auf einmal beseitigt worden, 
weshalb ich an dieser Stelle Herrn G. Leiss für seine unentbehrliche 
Mitwirkung und lür die Bereitwilligkeit, mit welcher er sich der 
Herstellung der Indicatoren annalim, danken möchte. 
Die Skala bestellt aus 35 auf 7 Objektträger vertheilten 
quadratischen Glasplättchen von 2 mm (ca.) Seitenlänge und 1 mm 
Dicke, welche die Längsaxe der Objektträger in Abständen von 
2,5 mm (zwischen einander zugekehrten Kanten) besetzen. Neben 
jedem Plättchen steht sein Index im Objektträger eingraviert. 
Die Objektträger selbst sind 47 mm lang und 27 mm breit (übliches 
Format), welche Dimensionen sich als sehr zweckmässig erweisen. 
Es mögen die Indices der auf einander folgenden Glieder der 
Skala hier zusammengestellt werden, und zwar entsprechend ihrer 
Vertheilung durch die sieben Objektträger (römische Zahlen). Nur 
1., 2. und 5. sind Mineralien, nämlich Fluörit, Opal, Galcit; alle übrigen 
Indicatoren sind Gläser. 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
All 
1. 1,434 
6. 
1,494 
11. 1,523 
16. 
1,552 
21. 
1,590 
26. 1,631 
31. 1,680 
2. 1,450 
7. 
1,501 
12. 1,531 
17. 
1,558 
22. 
1,604 
27. 1,648 
32. 1,693 
3. 1,465 
8. 
1,509 
13. 1,536 
18. 
1,564 
23. 
1,614 
28. 1,657 
33. 1,702 
4. 1,478 
9. 
1,512 
14. 1,539 
19. 
1,573 
24. 
1,620 
29. 1,666 
34. 1,717 
5. 1,486 
10. 
1,516 
15. 1,548 
20. 
1,580 
25. 
1,625 
30. 1,673 
35. 1,735 
Man sieht die Skala-Differenzen 
sind : ein 
einziges 
Mal 0,018, 
0,017, 0,016, 0,014; zweimal 0,015, 0,013; dreimal 0,01 und bleiben 
sonst unter 1 Einheit der zweiten Decimalstelle , insbesondere im 
wichtigen Gebiete der Feldspathbrechung. 
Was die Verwendung anbetrill’t, so verfährt man am zweck- 
mässigsten folgendermassen : Zwischen die Glasplättchen eines 
Satzes (eines Objektträgers), desjenigen unter deren Indicator-Indices 
sich der fragliche Flüssigkeitsindex am wahrscheinlichsten findet, 
bringt man mit einer Pipette einige Tropfen der Flüssigkeit, und 
legt darauf eine Glasplatte von dickem Deckglas. Nun bringt man 
•den Satz unter das Mikroskop und sucht, unter Anwendung eines 
